— 209 — 



53352 con derivazione 12320; dei quali apparecchi in altra circostanza ho 

 pubblicato i relativi coefficienti e le correzioni da applicarsi ('). 



Il pireliornetro è stato sempre collocato sulla terrazza di pietra che copre 

 la torre destinata ad Osservatorio metereologico sul Monte Cimone ; terrazza 

 contornata da un muro formato con pietra lavorata. La terrazza ha forma 

 ottagonale; la lunghezza media del lato ottagonale è di metri 3,30; la di- 

 stanza fra due lati opposti è di m. 8; l'altezza del parapetto è di m. 1,10 

 e lo spessore del muro del parapetto è di m. 0,3(J. Collocando l'apparecchio 

 nel mezzo della terrazza, e tenendolo di poco elevato, si riesce facilmente a 

 sottrarlo all' influenza del vento, che in generale si fa sentire sulla vetta 

 del Cimone. 



Una misura pireliometrica completa, consiste generalmente di tre deter- 

 minazioni successive, fatte coprendo una striscia del pireliornetro p. e. quella di 

 destra, ed esponendo al sole quella di sinistra ; poi coprendo questa ed espo- 

 nendo quella di destra, ed infine coprendo questa e riesponendo quella di si- 

 nistra. I valori di 6 (temperatura indicata dal termometro unito al pirelio- 

 rnetro) e di i (intensità in amp. della corrente elettrica compensatrice) che 

 servono per calcolare Q (intensità della radiazione espressa in gr-cal. per 

 min. e per cm 2 ) sono il risultato della media aritmetica, fra la media arit- 

 metica del primo e terzo valore col secondo valore trovato. 



Qualora, per circostanze di cielo variabile con rapidità, si stimi neces- 

 sario, invece di tre osservazioni successive si eseguiscono sei o più osserva- 

 zioni, affinchè il risultato finale corrisponda il meglio possibile alle condi- 

 zioni di trasparenza dello strato d'aria compreso fra il pireliornetro ed il sole. 



Lo stato del cielo, in ispecie in prossimità del disco solare, viene osser- 

 vato sempre colla massima cura, adoprando adatti vetri colorati. 



Il valore B della pressione atmosferica è espresso in millimetri di mer- 

 curio a 0°, diminuito di 500. Qualora si volesse B espresso in altezza di 

 mercurio a densità normale, ossia colla densità che questo liquido ha a 45° 

 di latitudine ed a livello del mare, converrebbe diminuire i valori nelle sot- 

 tostanti tabelle di 0,29 mm. 



Come al solito, le. ore sono espresse in tempo medio dell'Europa Cen- 

 trale : e l'altezza media h del sole durante il tempo dell'osservazione com- 

 pleta, che è indicata nelle tabelle, è approssimata entro i due decimi di grado 

 sessagesimale. 



Con t è espressa la tempe: atura dell'alia, con / la forza elastica del 

 vapore acqueo e con u l'umidità relativa dell'atmosfera. 



( l ) Sul pireliornetro a compensazione elettrica dell' Angstrom (Eend. della K. Accad. 

 dei Lincei, voi. XIV. 1° sem. pagg. 340-346 e pagg. 451-456). 



