— 214 — 



Fisica terrestre. — Misure pireliometriche eseguite sul Monte 

 Cintone nell'estate del 1904 e nell'estate del 1905. Nota di Ciro 

 Chistoni, presentata dal Socio Blaserna. 



Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



Fisica terrestre. — Contributo allo studio del pireliometro a 

 compensazione elettrica dell' Angstrom ( 1 ). Nota di Emilio Teglio, 

 presentata dal Socio P. Blaserna. 



In altra circostanza il prof. Chistoni ebbe ad occuparsi del pireliometro 

 a compensazione elettrica dell'Angstrom ( 2 ). 



Nel 1905 l'illustre Angstrom inviò al R. Osservatorio Geofisico quattro- 

 pireliometri affinchè venissero confrontati ; due di essi hanno poi servito al 

 prof. Chistoni per le misure eseguite ad Alcalà de Chisbert (Spagna) durante 

 l'eclisse totale del 30 agosto; gli altri due erano destinati al R. Osserva- 

 torio « Regina Margherita » sul Monte Rosa. Di questi uno (il n. 51) venne 

 invece usato dal prof. Palazzo, direttore del R. Ufficio Centrale di Meteoro- 

 logia, per le osservazioni che fece a Tripoli, ove egli si recò, in occasione 

 dell'eclisse del 30 agosto. 



11 prof. Chistoni volle affidare a me l'esecuzione dei confronti, fino dal 

 principio di giugno ; ma, in causa della stagione poco propizia, perchè quasi 

 sempre nuvolosa, il lavoro non potè essere sollecito e durò fino al 12 luglio. 



Come istrumento campione venne adoperato il pireliometro n. 39 bis del 

 quale il prof. Chistoni ha già parlato nel lavoro sopracitato. 



Per misuratori della corrente si adoperarono i due milli-amperimetri 

 Siemens und Halske portanti i numeri 99630 e 99631, cui erano rispetti- 

 vamente applicate le derivazioni 19881 e 19882, per modo che ogni divi- 

 sione della graduazione corrisponda a 0,01 di amp. Questi due amperimetri 

 erano stati prima da me stesso confrontati coll'amperimetro Hartmann und 

 Braun 131913-1293, che ha servito di campione anche al prof. Chistoni. 

 Le differenze trovate fra il campione ed ognuno dei due amperimetri S. H. 

 non arrivarono mai a 0,001 di amp., così che potei ritenerli praticamente 

 esatti. 



( 1 ) Lavoro eseguito nell'Osservatorio Geofìsico della E. Università di Modena. 



( 2 ) Chistoni Ciro, Sul pireliometro a compensazione elettrica dell'Angstrom. (BencL 

 E. Accad. dei Lincei, voi. XIV, 1° sera. 1905, pagg. 340-346 e pagg. 451-456). 



