— 218 — 



nella quale si può tentare di trovar la forma del fattore y>(t) , dopo aver 

 misurato /?, applicando p es. la forinola d'interpolazione di Lagrange a un 

 certo quantitativo di numeri ottenuti dalla divisione delle ordinate dei mas- 

 simi e minimi del sismogramma per i valori corrispondenti di sen §t . La 

 funzione può trovare qualche utile applicazione non solo nel caso di terre- 

 moti locali, ma anche in quello di terremoti lontani. 



Però, quando si prova a eseguir misure un poco precise sui sismogrammi, 

 si constata subito che questi non sono che casi particolari ben lontani dal 

 costituire la maggioranza di tutti i casi possibili. 



Per misure siffatte non può davvero considerarsi come sufficiente l'uso 

 del doppio decimetro, tanto in voga negli osservatori geodinamici per le ana- 

 lisi di sismogrammi da redigersi in linguaggio ordinario. 



D'altra parte, è provato che anche coll'uso dei sismografi attuali, purché 

 razionalmente combinati, si possono ottenere dei tracciati che permettono, fino 

 ad un certo punto, l'analisi delle vere condizioni meccaniche del suolo durante 

 una perturbazione sismica. Perciò ragion vuole che lo strumento adoperato 

 alla misura dei sismogrammi unisca alla sensibilità ed all'esattezza pregi 

 d'economia tali che lo rendano raccomandabile per quel qualunque osserva- 

 torio geodinamico, dove, per avventura, si addivenisse finalmente ad una 

 siffatta razionale combinazione di sismografi. 



Il Pomerantzeff (C. R. de la Comm. Sismique permanente, St. Peters- 

 bourg, 1902), nella sua analisi del sismogramma tracciato da un pendolo 

 orizzontale Bosch a Strasburgo il 24 giugno 1901, si servì d'una macchina 

 da dividere, apparecchio non certo destinato, pel suo costo, a diventare d'un 

 uso alquanto generale. 



Dopo qualche tentativo, io mi sono arrestato alla disposizione seguente, 

 la quale mi pare, almeno pei sismogrammi un poco sviluppati, assai adatta. 



Una piattaforma orizzontale è scorrevole lungo un breve binario formato 

 da due regoli d'acciaio, e, al di sopra di essa e fisso in modo invariabile, si trova 

 un microscopio a debole ingrandimento e fornito di reticolo. La piattaforma 

 è pure suscettibile di movimenti laterali e di rotazioni orizzontali, per mezzo 

 di un congegno simile a quello che si trova impiegato nel così detto tavolino 

 dei microscopi. 



Per i movimenti lungo il binario, la piattaforma è comandata dalla vite 

 micrometrica d'uno sferometro, sensibile al millesimo di millimetro e collocato 

 orizzontalmente ; tale vite è atta a spingere la piattaforma in un senso, mentre 

 pel senso contrario, quando cioè la vite vien girata a ritroso, una molla anta- 

 gonista provvede automaticamente al retrocedere della piattaforma e la man- 

 tiene in contatto colla punta della vite. 



Presa poi una lastrina di vetro da specchi, vi s'incide col diamante una 

 quadrigliatura, ogni elemento della quale abbia p. es. un millimetro o due 

 di lato. Senza che questa quadrigliatura debba essere di grande esattezza, si 



