— 443 - 



2. A tal fine ho usato due condensatori, uno circolare, l'altro ellittico, 

 con o senza anelli di guardia, e d'area pressoché equivalente. 



Il metodo seguito per le misure è puramente elettrostatico, limitandosi 

 esso a determinare successivamente, mediante un elettrometro di Thomson- 

 Mascart, la forza elettromotrice di quattro accumulatori ed i potenziali rispet- 

 tivamente assunti da ciascun condensatore con e senza anello, quando si sta- 

 biliva la comunicazione tra la batteria ed un condensatore e poi tra questo 

 e l'elettrometro. 



Per evitare la dispersione è stato preferito tener conto della deviazione 

 impulsiva dell'ago anziché della definitiva, che si manteneva molto sensibil- 

 mente metà della prima, purché venisse ridotto d'assai il sistema di smorza- 

 mento. 



I condensatori furono ritagliati da una lastra di zinco tornita su ambe 

 le faccie, e di cm. 0,5 di spessore; quello circolare fu ritagliato al tornio, 

 quello ellittico con seghe da traforo, meglio che fu possibile. Gli anelli di 

 guardia avevano lo stesso spessore ed una larghezza di cm. 9,2 per il circolare, 

 e di cm. 8,5 per quello ellittico. Lo spazio d'aria (taglio) fra ciascun conden- 

 satore e ciascun anello fu, a montatura eseguita, sensibilmente di cm. 0,1. 



La parte centrale del condensatore (collettore) fu fissata ad una robusta 

 asta di vetro mediante una ghiera ingessata; l'asta di vetro era poi tenuta su- 

 periormente da un sostegno e poteva essere alzata ed abbassata per mezzo 

 di una grossa vite micrometrica di cm. 0,1 di passo e con la testa divida 

 in 200 parti. 



L'anello era sostenuto da cordoncini di seta raccomandati a varie viti 

 e veniva, volta per volta, assai facilmente posto ad egual distanza dal col- 

 lettore; e mediante un catetometro si procurava che le faccie inferiori del- 

 l'anello e del collettore fossero nello stesso piano ed inoltre parallele perfet- 

 tamente alla faccia superiore del grande piatto legato alla terra, nonché alla 

 distanza desiderata da quest'ultimo. 



L'ago dell' elettrometro era portato ad un determinato potenziale me- 

 diante una batteria di 200 piccoli accumulatori Piante ben isolati ; una coppia 

 di quadranti era tenuta isolata e l'altra coppia in buona communicazione col 

 suolo, col quale comunicava anche un polo della batteria suddetta. La di- 

 stanza fra la scala e lo specchietto era di m. 1,15. 



Le comunicazioni fra le varie parti furono fatte per mezzo di adatti e 

 rapidi commutatori e di fili sottili di rame, fasciati ed isolati con ogni cura. 



Stabilita la comunicazione fra i quattro accumulatori e la coppia di 

 quadranti isolati, veniva letta la deviazione impulsiva dell'ago; poi, la coppia 

 stessa era posta in comunicazione col suolo e. ritornato a zero l'ago, veniva 

 stabilita quella tra gli accumulatori ed il condensatore (e l'anello, se ne era 

 munito), ed immediatamente dopo, l'altra fra il condensatore e l'elettrometro, 

 mentre l'anello veniva posto al suolo. 



