— 213 — 



11 Socio Blaserna presenta la seguente Nota del dott. Filippo Keller, vice- 

 direttore dell' Istituto fisico: Sulla determinazione della componente orizzontale del 

 magnetismo terrestre fatta nella stazione magnetica a S. Pietro in Vincoli. 



« L'Istituto fisico della Università di Roma, al quale ho onore di appartenere, 

 possiede un eccellente teodolite destinato alla misurazione della componente orizzon- 

 tale del magnetismo terrestre come anche al tracciamento del meridiano magnetico; 

 questo teodolite ideato da Lamont e costruito da Cari a Monaco si trova descritto 

 nel Repertorium fiir Expefimental- Physik von Cari, Voi. 9, pag. 246, come anche, 

 ma meno estesamente nel Manuale di fisica pratica di Naccari e Bellati, pag. 452. 

 Questo istrumento con tutti i suoi accessori venne fin dal mese di aprile 1876 col- 

 locato in un piccolo casotto di legno costruito appositamente per tale fine nell'orto 

 della scuola degli Ingegneri a s. Pietro in Vincoli. Tale località si presta per la sua 

 quiete abbastanza bene per le osservazioni magnetiche, di più si ebbe particolare cura 

 di evitare nella sua costruzione qualunque oggetto di ferro, e manca anche questo 

 metallo nella vicinanza immediata di esso. Il ferro più vicino di qualche importanza, 

 è un cancello, che si trova a circa 34 metri di distanza, il quale rimane abitual- 

 mente chiuso. Le dimensioni di questa camera magnetica sono assai piccole, cioè sol- 

 tanto due metri e mezzo per lato; ma questa ristrettezza di spazio, sebbene renda 

 alquanto incomode le osservazioni, non può in verun modo nuocere all'esattezza dei 

 risultati ottenuti. Non è facile a decidere se in questa camera magnetica non esista 

 di fatti veruna causa perturbatrice locale da parte dei ferri che si trovano in distanza: 

 credo però che le determinazioni della intensità magnetica terrestre non sentano queste 

 influenze o al più pochissimo ; così almeno risulta da una serie di osservazioni sul 

 tempo di oscillazione di una sbarra, eseguita il 31 dicembre 1876 a brevi in- 

 tervalli, nella camera magnetica e nell' orto botanico presso il Colosseo. Le differenze 

 trovate erano nei limiti degli errori di osservazione, tuttavia credo che sarà bene 

 in seguito di accertare questo fatto in un modo più sicuro, ripetendo le osservazioni 

 e variandole se sarà necessario. 



« Incominciai nel giugno 1876 una serie di misurazioni della intensità orizzontale 

 nella camera magnetica, e questa ho continuata fino ài giorni passati; ma non tutti i 

 risultati ottenuti sono della medesima esattezza, e ciò principalmente perchè i momenti 

 d'inerzia delle sbarre deviatóri, che furono adoperate, non si conoscono con uguale 

 precisione. Due di queste sbarre, delle quali mi servivo nell'estate e autunno passato, 

 non sono di una forma abbastanza regolare per dedurre il loro momento d' inerzia 

 direttamente dalle dimensioni e dal peso; questi momenti si devono invece trovare 

 in un modo indiretto, caricandole cioè con un altro corpo e osservando il tempo di 

 oscillazione prima senza e poi con questo corpo. Conoscendo poi il momento d'inerzia 

 del corpo aggiunto, si conclude, dal rapporto dei due tempi di oscillazione, sul mo- 

 mento d'inerzia della sbarra. Però questo metodo in apparenza molto semplice è nella 

 sua esecuzione soggetto a varie cause di errore, difficili ad eliminarsi completa- 

 mente, e, dopo molte ricerche, mi sono persuaso che il metodo diretto dia risultati 

 più sicuri. 



« Per tale motivo feci costruire due altre sbarre deviatrici, contrassegnate colle let- 

 tere C e D, di forma parallelepipeda assai esatta, uguali fra loro, della lunghezza di 



Transunti — Vol I.° 29 



