— 225 — 



di calore assorbita dal medesimo è rappresentata da '. . . . . pc (t' — t). 



Ora siccome riteniamo che la quantità di calore assorbita è uguale alla quantità 

 di calore perduta dall'orina per passare dalla temperatura ignota x, che essa ha nella 

 vescica, alla temperatura nota t', così avremo l'equazione: 



p c (i' — t) = P (x — t') 



dove P rappresenta il peso dell'orina, di cui riteniamo come eguale ad 1 il calore 

 specifico. 



« Risolvendo tale equazione si ottiene x = ^ (£' — t) -+- t' 



in cui ^ è una quantità costante per ogni vaso. 



« L' applicazione di questo metodo non presenta alcuna difficoltà, come lo dimostra 

 il seguente esempio. Presi un matraccio di vetro a doppio collo con pareti molto 

 sottili, e tagliai i due colli che formavano un angolo di 45°, alla distanza di circa 

 un centimetro e mezzo dal corpo del matraccio : pesatolo per determinare il valore 

 di p, trovai che era eguale a grammi 57. 24. In una delle aperture fissai con un 

 tappo di sughero un termometro diviso in decimi di grado, in modo che la sua bolla 

 molto piccola e di forma cilindrica rimaneva esattamente nel mezzo del matraccio, 

 Determinata la capacità del medesimo col peso del mercurio contenutovi, ottenni il 

 valore di P = gr. 210. 19. Ritenendo il calore specìfico C del vetro eguale a 0.1923, 

 sostituii questi valori nel secondo membro dell'equazione che divenne 



x = 0.05233 («' — t) 1' 



Per evitare la dispersione del calore nella determinazione di t', avvolsi il matraccio 

 con cotone cardato e lo rivestii per maggiore speditezza con una palla di gomma ela- 

 stica dello stesso diametro, tagliata in modo che non sporgessero alla superficie della 

 medesima che il bordo delle due aperture, intorno cui fissai due colletti essi pure 

 impermeabili, per impedire che penetrasse il liquido sullo strato di cotone quando 

 venisse a traboccare. 



« Così preparato questo strumento, cui può darsi per brevità il nome di uroter- 

 mometro, leggesi prima di ogni determinazione il valore di t, ossia la temperatura 

 della sua cavità, che suppongo eguale a quella dell' aria ambiente. Quindi lo si riem- 

 pie di orina, mettendone l'imboccatura in prossima vicinanza dell'apertura uretrale, e 

 badando che appena sta per traboccare venga immediatamente sospeso o rivolto al- 

 trove il getto della medesima. Di regola il tempo necessario a questa operazione 

 basta perchè la piccola bolla del termometro raggiunga il suo massimo e si conservi 

 così a lungo costante da potersi leggere comodamente, ed aspettare ancora qualche 

 secondo prima che la colonna cominci a discendere. 



« Determinato così il valore di t' si risolve facilmente l' equazione 



x = 0.05233 (t' — l)-*-t! 



Fu con questo metodo che io potei eseguire sopra me stesso ed alcuni amici una 

 serie esatta di misurazioni intorno ai mutamenti della temperatura dell'orina nella 

 veglia e nel sonno, che pubblicherò in un prossimo lavoro». 



