— 30 — 



« Sopra lo specchietto in alto e di faccia, il prisma e lo specchietto 

 fisso, si fanno cadere, attraverso una grande lente piano-cilindrica convergente 

 ed a lungo foco, i raggi emessi da una lampada di proiezione, munita di fes- 

 sura orizzontale. I raggi riflessi costituiscono tre fasci distinti, convergenti 

 ciascuno in una linea focale orizzontale sopra il registratore fotografico: 

 sicché su questo si hanno tre righe luminose parallele, di cui due mobili 

 relative ai movimenti nord-sud ed est-ovest del tromometro, e la terza fissa 

 compresa tra quelle. 



« Il registratore fotografico è un tamburo di circa 24 cm. di diametro, 

 girevole attorno al proprio asse verticale, e compie un'intera rivoluzione in 

 un giorno. È protetto da una custodia cilindrica, la quale porta una fessura 

 verticale che permette ai raggi luminosi di cadere sulla carta fotografica, 

 avvolta attorno al tamburo. La velocità della carta fotografica risulta dì 

 3 cm. all'ora; e perchè sia possibile calcolare con precisione l'istante di qual- 

 siasi perturbazione nel tromometro, ad ogni ora viene interrotta la riga lu- 

 minosa, proveniente dallo specchietto fisso, mediante un piccolo schermo co- 

 mandato da apposita elettro-calamita rilegata ad un cronometro, il cui indice 

 dei minuti primi chiude ad ogni rivoluzione il circuito elettrico. 



« La massa del tromometro, il sottostante pendolino, il prisma e lo spec- 

 chietto fisso sono protetti da una custodia in legno, munita lateralmente di 

 due sportelli a vetro, e della lente piano-cilindrica sulla parete anteriore. 

 Anche la sospensione trifilare della massa è racchiusa entro un tubo conico 

 che s'innesta in basso sull'anzidetta custodia. 



« Sei modelli di questo tromometro fotografico, in tal guisa modificato, 

 si trovano già costruiti; e dentro il corrente mese saranno consegnati agli 

 Osservatori Geodinamici di 1° ordine, L'esperienze future su tale apparecchio 

 potranno far conoscere l'entità dell'attrito che deriva dall'uso del pendolino, 

 destinato ad amplificare meccanicamento l'angolo di oscillazione del tromo- 

 metro ; ma i risultati già ottenuti col nuovo pendolo sismografi™ testé ac- 

 cennato (*), stanno a provare che il predetto attrito deve ostacolare ben poco 

 le oscillazioni proprie del corpo pendolare, provenienti da vibrazioni dal suo 

 punto di sospensione. È bene però ch'io insista sul fatto che il principio sul 

 quale è costruito il mio tromometro è quello stesso del sismometrografo, e 

 permette quindi di registrare qualsiasi specie di movimento del suolo ; mentre 

 se la massa fosse assolutamente libera da qualsiasi ostacolo, sarebbe a te- 

 mersi che la stessa non potesse sempre entrare in movimento, tenuto conto 

 della lunghezza del filo di sospensione. A rimuovere tale inconveniente, bi- 

 sognerebbe servirsi di più pendoli di varia lunghezza; ma ciò sarebbe cer- 

 tamente assai incomodo e dispendioso ». 



(!) Ann. dell'Uff. Centr. Met. e Geodin., ser. 2, voi. XIX, parte III, 1889, pag. 363 

 e 366. 



