— 29 — 



azimut, fu sostenuta mediante una sospensione a tre fili, facenti capo in alto 

 ad un unico e corto filo, il più sottile possibile, tenuto conto del peso che 

 da solo deve sopportare. 



« Si potrà formare una chiara idea di tutte queste variazioni, consul- 

 tando le figure 2 a , 3 a , 4 a , 5 a della mia precedente Nota Sopra un nuovo 

 pendolo sismografo Ed infatti il tromometro così modificato si può rite- 

 nere quasi identico a quel tipo di sismografo per ciò che concerne la sospen- 

 sione trifilare della massa, la connessione di questa con il pendolino ampli- 

 ficatore, ed il modo di bilicare di quest'ultimo. 



« La massa del tromometro è un disco di piombo di 10 kg. e 15 cm. 

 di diametro, disposto orizzontalmente e circondato da un robusto cerchio di 

 ferro, il quale è solidamente fisso al muro, e munito di sette viti. Tre di 

 esse,' disposte verticali al disotto, sono destinate ad impedire la caduta della 

 massa, se per caso si spezzasse il filo di sospensione; le restanti sono disposte 

 orizzontalmente nelle quattro direzioni principali e destinate a contenere entro 

 ristretti limiti i movimenti del pendolo in occasione di sensibili scosse. Una di 

 queste ultime è graduata e serve per misurare l'ingrandimento del moto tro- 

 mometrico sulle curve fotografiche, potendosi con essa spostare la massa di 

 una quantità determinata. Sulla base inferiore del disco di piombo sta fissata 

 una piastrina col forellino triangolare che racchiude l'ago sporgente dall'estre- 

 mità superiore del pendolino. Ma a differenza del sismografo, questo ago è 

 premuto dal lato mobile del piccolo foro contro gli altri due mediante una 

 leggerissima molla, la cui tensione si può regolare a volontà. Questa cautela 

 è Indispensabile se voglionsi registrare anche i menomi movimenti del tro- 

 mometro, i quali potrebbero non rimanere registrati se l'ago del pendolino 

 non toccasse esattamente i tre lati del foro. 



* Il pendolino è costituito da un corto e leggero tubo metallico verticale, 

 sostenuto nel suo mezzo dalla sospensione cardanica, e porta due leggeri spec- 

 chietti, di cui uno si trova al di sopra e l'altro al di sotto della sospensione; 

 in modo che questi si contrabilancino a vicenda, senza l'aggiunta di forti 

 pesi addizionali, i quali al contrario si rendono necessari nel sismografo per 

 equilibrare la leva moltiplicatrice. 



• La distanza tra il punto di sospensione del pendolino e la sua estre- 

 mità superiore impigliata nella massa è di quasi 3 cm. ; e poiché la lun- 

 ghezza del tromometro è di 150 cm, così la moltiplicazione meccanica del- 

 l'angolo di oscillazione del pendolo è di circa 50 volte. 



« Gli specchi sono verticali, ad angolo retto tra loro, e suscettibili di 

 piccoli movimenti in ogni senso. Innanzi ad uno di essi, quello in basso e 

 di fianco, si trova il prisma a riflessione totale ; e simmetricamente dalla parte 

 opposta, un terzo specchietto, entrambi solidamente fissati al muro. 



(i) Eend. della R. Acc. dei Lincei, ser. 5 a , voi. I, 2° sem. 1892, pag. 303. 



