— 167 — 



Fisica. — Descrizione di un nuovo sferometro esatto e di 

 facile costruzione. Nota di Gk Guglielmo, presentata dal Socio 

 Blaserna. 



« Questo sferometro che si può facilmente e rapidamente comporre con 

 apparecchi d'un uso comune nei laboratori di Fisica e di Chimica non è 

 meno esatto di quello a vite micrometrica. 



u Esso consta: 1.° Di un cristallizzatore A od altro recipiente cilin- 

 drico o prismatico, ricoperto da un disco di vetro con due fori e collocato 

 sopra un tavolo ben stabile, o sopra una mensola fìssa al muro. 2.° Di una 

 buretta di Mohr B il cui tubetto inferiore (a cui si aggiunge, se occorre, 

 xm tubo di vetro o di gomma) penetra per uno dei fori ed arriva fino in fondo 



. del recipiente suddetto. 3.° Di un'astina 

 a due punte a, b di vetro o di metallo 

 (della quale vedonsi nella figura due forme 

 diverse C, C) che può essere sollevata e 

 C abbassata, ed a tal uopo può scorrere li- 

 beramente, ma senza deviare, entro un 

 tubo D che serve di guida e che è fissato 

 ^_J^i ad apposito sostegno. La punta a riposa 



sul disco di vetro, la punta b penetra 

 nel recipiente attraverso il secondo foro 

 e vi arriva fin presso al fondo ; si potrebbe 

 anche usare una lastrina di vetro posata 

 sul coperchio ed alla quale fosse fissata la punta b. 4.° Di uno o più palloncini 

 o provini aventi una capacità ben determinata ed uguale press' a poco a quella 

 della buretta ed ai suoi multipli. 



« Per misurare lo spessore, p. es. d'una lamina, si versa lentamente un 

 liquido nel recipiente finché il livello tocchi esattamente la punta inferiore b 

 dell'astrila; ciò fatto si solleva l'astina e s'introduce la lamina di cui si vuol 

 misurare lo spessore al disotto della punta a. L'estremità della punta b dista 

 ora dalla superficie del liquido d'una lunghezza uguale allo spessore della 

 lamina; per misurare questa distanza si lascia effluire lentamente liquido 

 dalla buretta finché il livello nel recipiente arrivi nuovamente ed esatta- 

 mente all'estremità della punta b; allora si chiude il robinetto ola pinza 

 della buretta e si osserva quanto liquido s'è dovuto lasciar effluire da questa 

 per ristabilire l'affioramento. Se v è questo volume ed S l'area della se- 



zione orizzontale interna del recipiente lo spessore cercato sarà uguale a -• 





b 





iì 



