— 168 — 



Supposto che sia S = 500 era 2 e che la buretta lasci apprezzare 



200 



di cm s , questo sferometro quando non vi fossero cause d'errore permetterebbe 



di apprezzare ^qqqq di millimetro. 



« La buretta potrebbe esser provvista di una divisione in millimetri anziché 

 d'una volumetrica, ed allora occorrerebbe conoscere l'area della sezione interna 

 d'essa buretta; essendo questa s ed essendo H l'abbassamento del liquido nella 

 buretta, l'innalzamento d'esso liquido nel recipiente, ossia lo spessore della 



g . - . . . , 



lamina, sarà uguale a g H, ed H sarà tanto più grande e quindi lo sferometro 



§ 



tanto più sensibile quanto più ■= sarà piccolo. La sensibilità per questo ri- 



D 



spetto potrebbe essere aumentata quasi all'infinito aumentando la sezione del 

 recipiente e diminuendo quella della buretta. 



« Qualora lo spessore da misurare sia così grande, che tutto il liquido 

 della buretta non basti per sollevarne il livello nel recipiente fino a produrre 

 l'affioramento della punta b, bisognerà per mezzo dei palloncini calibrati 

 versare nel recipiente un volume. noto di liquido, in modo da far innalzare 

 il livello d'una quantità nota e sufficiente perchè poi per mezzo del liquido 

 della buretta si possa produrre l'affioramento. 



« È bene anche che alla sommità della buretta sia adattato un tubo 

 di gomma che termini all'altro estremo con un robinetto; in tal modo ra- 

 refacendo l'aria nel tubo di gomma, chiudendone il robinetto ed aprendo un 

 poco quello della buretta si può aspirare dal recipiente un volume noto di 

 liquido. Inoltre aspirando liquido dal recipiente in modo da distruggere l'af- 

 fioramento e poi lasciandone effluire di nuovo ma molto lentamente, si può 

 determinare con maggior esattezza quando avviene esso affioramento e ripetendo 

 l'operazione parecchie volte s'avrà una serie di valori che permetteranno di 

 giudicare della concordanza dei risultati, di trascurare quelli evidentemente 

 erronei e di ottenere un valore medio che avrà maggiori guarentigie di esattezza. 



« Il liquido che in generale si presta meglio per queste determinazioni 

 è il mercurio, sia perchè a causa della sua grande densità è molto stabile 

 e le correnti d'aria, le leggere scosse non gl'imprimono movimenti apprezza- 

 bili, sia perchè le misure del liquido effluito dalla buretta o versato coi 

 palloncini possono farsi con maggiore esattezza. Tuttavia si può usare anche 

 l'acqua; l'olio e meglio la glicerina avrebbero sull'acqua il vantaggio d'una 

 minore mobilità; usando mercurio nella buretta e nel fondo del recipiente, e un 

 altro liquido al disopra, si possono riunire alcuni vantaggi di entrambi i liquidi. 



« Se si usa il mercurio, è necessario usare l'astina C; ed è da notare 

 che trovandosi la punta b fuori dell'asse, se questo non è verticale e l'astina 

 ruota attorno ad esso, la punta b descrive una circonferenza inclinata sul- 



