— 170 — 



usando una punta acuta di platino ed usando maggiori cure potrà aversi 

 un'esattezza anche maggiore. 



« Feci anche uso dell'acqua e dell' astina C, osservando ad occhio nudo 

 l'immagine d'una finestra o d'una fiamma di gaz prodotta dalla superficie 

 dell'acqua. Se essendo la punta b totalmente immersa, si aspira lentamente 

 dell'acqua nella buretta, non appena la punta o piuttosto lo strato liquido che 

 la copre sporge un poco dal resto della superficie del liquido, appare nel 

 campo prima uniformemente illuminato (e limitato da apposito diaframma) 

 una macchia nera, oppure una irregolarità nell' immagine. Anche in questo 



caso ottenni una precisione di circa y^qq ^ mm., ma facendo uso di un can- 

 nocchiale (microscopio di piccolo ingrandimento) per osservare la macehia, 

 ed usando maggiori cure per impedire le oscillazioni del liquido potrà pro- 

 babilmente ottenersi una precisione maggiore. Questo mezzo per indicare con 

 esattezza la posizione del livello d'un liquido è stato già usato da Eenou e da 

 Le Chatelier. (Comptes rendus, voi. 87 e 88). 



« Gioverebbe disporre nel liquido attorno alla punta b, un tubo largo 

 3 o 4 cm. aperto ai due capi e sporgente dal liquido fin presso al coperchio, 

 le oscillazioni del liquido entro al tubo dovrebbero essere assai meno sensi- 

 bili; giova pure che la punta b si trovi nel centro del recipiente dove le 

 oscillazioni della superficie liquida sono meno sensibili che agli orli. 



« Un altro mezzo semplice per riconoscere quando avviene l' affioramento, 

 usando 1' acqua e l' astina 0\ si ha perchè quando l' acqua viene a contatto 

 della punta, per adesione sale attorno ad essa formando un menisco ben vi- 

 sibile. Però i movimenti della superficie liquida sono più dannosi che nel caso 

 precedente; inoltre bisogna sempre asciugare e pulire la punta, e si ha da 

 temere che le impurità alla superficie della punta o alla superficie dell'ac- 

 qua ritardino la produzione del menisco. Perciò con questo metodo accanto 

 a valori concordantissimi ho pure ottenuto singoli valori assai discrepanti; 

 non tenendo conto di questi la precisione fu pressoché uguale a quella dei 

 due metodi precedenti. Tuttavia col secondo metodo le oscillazioni riescono più 

 visibili, ed è quindi facile aspettare che esse cessino o diminuiscano, oppure 

 tenerne conto; inoltre sono meno da temere le impurità della superficie liquida. 



« Credo che non sarebbe difficile fissare alla punta b una lente convessa 

 di grande distanza focale, ed osservando gli anelli di Newton prodotti fra la 

 superficie della lente e quella del liquido ridurre questa con molta esattezza 

 ad una distanza costante dalla lente ; così pure ritengo non difficile osservare 

 con un microscopio di debole ingrandimento la punta b e la sua immagine, e 

 quindi riconoscere con molta esattezza quando avviene il contatto. Tuttavia 

 non ho provato questi metodi più complicati e che nella maggior parte dei casi 

 sarebbero superflui. 



« La 3. a causa d'errore può esser resa assai piccola usando liquido e 

 recipiente ben puliti, avendo cura di produrre entrambi gli affioramenti nello 



