— 171 — 



stesso modo, dando piccole scosse all' apparecchio, e riproducendo parecchie 

 volte l'affioramento. 



« Questo sferometro può in molti casi essere usato con uguale utilità 

 e talora con vantaggio invece dello sferometro a vite micrometrica. 



« Esso può essere usato per misurare il raggio di curvatura d'una super- 

 ficie sferica. Un mezzo semplice a tale scopo è quello di fissare nel!' interno 

 del recipiente un treppiede rovesciato a punte acuminate e ridotte in un 

 piano orizzontale, e misurare nel modo solito la distanza fra questo piano ed il 

 piano orizzontale tangente alla superficie della lente collocata su di esse tre 

 punte. Se però la superficie della lente fosse concava occorrerebbe fissarvi 

 una punta di nota lunghezza. 



« Una misura che riesce assai facilmente con questo sferometro è quella 

 della lunghezza d'un filo corto, d'un cristallo aciculare, di un'astina acuminata 

 alle due estremità ecc. Basterà fissarli verticalmente nell' interno del reci- 

 piente, fare affiorare il liquido alla estremità inferiore e misurare il volume 

 di liquido occorrente per fare affiorare alla estremità superiore. 



« Un altro caso nel quale l'uso dello sferometro a liquido è molto co- 

 modo e naturale è quello degli evaporimetri usati negli Osservatori meteo- 

 rologici. La vite micrometrica che per ragioni di economia è ben lontana dalla 

 perfezione, diviene anche peggiore in seguito dell'esposizione all'aria esterna. 

 Siccome poi occorre ridurre ogni s«ra il livello del liquido allo stesso punto, 

 è utile e comodo sopprimere la vite, sostituirvi una punta fissa (o meglio tre 

 per determinare completamente la posizione della superficie dell'acqua), e mi- 

 surare con una buretta la quantità d'acqua necessaria ogni sera per ristabilire 

 l'affioramento; questa rappresenta evidentemente la quantità d'acqua evapo- 

 rata nelle 24 ore. Si ha così un apparecchio di poco costo che non soffre 

 nessun danno per l'esposizione all'aria libera, ed inoltre la misura dell'acqua 

 evaporata si fa più rapidamente, più facilmente e con maggior sicurezza. 



« Un'altra utile applicazione di questo sferometro si ha nella misura 

 delle pressioni (idrostatiche ed elettrostatiche); ma a questo proposito sono 

 ancora in corso esperienze che saranno oggetto d'un' altra Nota ». 



Fisica — Sulle isobare dei vapori. Nota del prof. Angelo 

 Battelli, presentata dal Socio Blaserna. 



« 1. — Dopo il celebre lavoro di Andrews, in cui egli espose il diagramma 

 delle isotermiche dell'anidride carbonica, furono tentate altre rappresenta- 

 zioni grafiche per esprimere sotto altro punto di vista il comportamento dei 

 vapori, e specialmente per chiarire la nozione della continuità fra lo stato 

 liquido e gassoso ; così si provò a portare per ciascuna temperatura sopra un 

 asse delle coordinate le pressioni e sull'altro le densità (') ; oppure sopra un asse 



(!) Jamin, Journal de Phjsique. Sér. II, voi. X, p. 393 (1883). 



