— 476 — 



possibile, anzi piegando e asssottigliando un poco l'estremità inferiore della 

 camera superiore, e l'estremità superiore dell'altra si potrebbe far sì che le 

 due camere avessero l'asse comune, e si potrebbe circondare la parte ove 

 trovasi il tubo capillare con un manicotto di vetro saldato o unito con mastice 

 alle due camere. Ciò collo scopo di ottenere una forma più simmetrica e mag- 

 gior solidità, la quale del resto si ottiene molto facilmente anche usando un 

 tubo capillare a pareti molto spesse. Il tubo da me usato aveva {- mm. di 

 diam. interno e 7 mm. di diametro interno ed era solidissimo. 



i II tubo I si riempie di mercurio senza difficoltà, inclinando e raddrizzando 

 ripetutamente il tubo o dandogli piccoli urti per far penetrare il mercurio oltre 

 il tubo capillare ; qualche volta occorre o per lo meno è utile scaldare leg- 

 germente per scacciare l'ultima bolla d'aria, e ciò fatto si capovolge il tubo 

 sulla vaschetta con mercurio. 



« Per rendere innocua l'aria che si trova nelle due camere s'inclina len- 

 tamente il tubo finché parte del mercurio è passato nella camera superiore, 

 allora si raddrizza bruscamente il tubo e mediante piccole scosse si deter- 

 mina lo spezzarsi della colonna di mercurio. In tal modo l'aria spinta nella 

 camera superiore vi rimane rincbiusa da uno spesso strato di mercurio. Eipe- 

 tendo l'operazione si può esser sicuri di espellere completamente l'aria. 



« Qualora il tubo venga raddrizzato lentamente e senza urti, tutto il 

 mercurio, per coesione e per la pressione del gaz rinchiuso, passa nella ca- 

 mera inferiore, ciò che talora può essere utile. Per esempio riesce difficile di 

 scacciare le ultime piccolissime bolle d'aria che ritornano indietro allorché 

 si raddrizza il tubo. In tal caso è utile di tenere il tubo convenientemente 

 inclinato, determinare mediante urti l'efflusso del mercurio dalla camera supe- 

 riore, ed appena tutto il mercurio è passato al disotto inclinare subito nuova- 

 mente il tubo (senza permettere al gaz rarefatto di penetrare, fuorché in 

 piccola parte, nella camera inferiore). 



« Evidentemente il tubo I può servire anche per misurare la tensione 

 di vapore d'un liquido introdotto nella camera barometrica; l'aria che si svi- 

 luppa da esso si scaccia nel modo ora indicato. 



« La disposizione II venne ideata e messa in pratica prima della I collo 

 scopo non solo di eliminare il robinetto ma specialmente, con quello di otte- 

 nere un indizio della bontà del vuoto ottenuto, mediante i fenomeni prodotti 

 dalle scariche elettriche. 



« Questo doppio barometro si riempie di mercurio nel modo solito, quindi 

 si turano con due dita le due aperture e lo si capovolge su due vaschette 

 con mercurio. Per scacciar l'aria dal tubo A, si chiude con un piccolo 

 tappo l'estremità inferiore del tubo B e s'inclina il barometro. Il mercurio 

 rimane immobile nel tubo B, mentre invece s'avanza nel tubo A spingendo 

 l'aria residua in B ; quando essa è passata completamente si raddrizza bru- 

 scamente il barometro e mediante scosse si determina la rottura della colonna 

 di mercurio. 



