— 480 — 



sono verificati in Italia. Presso noi disgraziatamente non esiste ancora alcun 

 osservatorio magnetico, dove si registrino di continuo a mezzo della fotografia 

 le variazioni degli elementi magnetici; ma in compenso in molti punti della 

 Penisola si posseggono degli Osservatori Geodinamici, forniti di delicati appa- 

 recchi sismici. In special modo ha fatto ottima prova negli ultimi tre anni 

 il sismometrografo Brassart a registrazione continua da me modificato ( ] ), il 

 quale s'installò dapprima in Boma al Collegio Romano, poscia negli Osserva- 

 tori Geodinamici di Catania, Ischia e Bocca di Papa, ed ultimamente in quelli 

 di Pavia e di Portici presso Napoli. Incoraggiato dai risultati da me stesso 

 ottenuti qui in Roma da questo apparecchio, il quale permise nel solo biennio 

 1891-92, di registrare ben 15 scosse, anche di lontanissima provenienza, e di 

 cui una sola fu avvertita dalle persone, ed un'altra dai comuni sismoscopì, 

 mi accinsi sullo scorcio del passato anno a far costruire un primo modello 

 di un nuovo sismometrografo di una sensibilità ancor più squisita, Prima di 

 procedere oltre, darò un breve cenno del nuovo apparecchio, ringraziando in 

 pari tempo il prof. P. Tacchini, Direttore dell'Ufficio Centrale di Meteorologia 

 e Geodinamica, per aver posto a mia disposizione i mezzi necessari. 



« Lo strumento consiste in un vero pendolo di circa sei metri di lun- 

 ghezza, il quale ha una massa pendolare di circa 75 Kg., sospesa ad un filo 

 di ottone del diametro di circa l mm , 5. Allo scopo di poter registrare i mo- 

 vimenti del pendolo, il filo, poco al disopra del suo punto di attacco colla 

 massa, rimane impigliato, e nello stesso tempo può scorrere esattamente, 

 entro due asole tra loro ad angolo retto, praticate nei bracci più corti di due 

 leve orizzontali, di cui ciascuna può ruotare in azimut attorno ad un asse ver- 

 ticale. Queste leve sono entrambe codate e tali, che mentre i due bracci più 

 lunghi risultano tra loro paralleli, e registrano colla loro estremità, dieci 

 volte ingranditi, i movimenti del pendolo, ognuno di essi forma un angolo 

 di 135° col rispettivo braccio più corto. Le leve sono costruite in tubi 

 vuoti di ottone leggerissimi, e nello stesso tempo risultano assai rigide, affin- 

 chè non possano vibrare per loro conto in occasione di scosse : di più la regi- 

 strazione sulla zona di carta si effettua mediante piccole penne ad inchiostro, 

 opportunamente bilicate all'estremità del braccio più lungo degli stili, affin- 

 chè esercitino sulla carta una pressione minima. Per dare un'idea dell'entità 

 dell'attrito che interviene nell'apparato scrivente di questo nuovo sismometro- 

 grafo, dirò che se si sposta l'estremità di ciascuno stilo dalla sua posizione 

 di riposo sulla carta di circa mezzo centimetro (il che corrisponde a far de- 

 viare il pendolo di mezzo millimetro) gli stili ritornano perfettamente alla 

 loro posizione primitiva di equilibrio dopo una diecina di oscillazioni. Come 

 si vede, l'apparecchio registra le sole due componenti orizzontali del movi- 



( l ) P. Tacchini, Sulla sensibilità di cui possono essere suscettibili i sismometro- 

 grafi. Rendiconti della E. Accademia dei Lincei, Ser. 4 a , Voi. VII., 1° sem., 1891, p. 15. 



