— 481 - 



mento del suolo, o del pendolo, secondo i casi : quanto prima si aggiungerà 

 un terzo stilo, che comandato da una massa a parte, regista il movimento 

 sussultorio. Il meccanismo per lo svolgimento della zona di carta al di sotto 

 degli stili scriventi, è quello stesso ch'io ho chiamato registratore di ter- 

 remoti a doppia velocità ('), avvertendo però che finora non si può utiliz- 

 zare il rapido svolgersi della carta in occasione di un terremoto, perchè le 

 penne, attualmente in uso, interrompono allora con facilità le linee da esse 

 tracciate. 



u La bontà del nuovo sismometrografo collocato parimenti sulla torre 

 del Collegio Romano, si mostrò ben presto in occasione di un vento piuttosto 

 forte, perchè mentre in esso si ebbero tracce larghe perfino un centimetro, 

 in quello Brassart, i segni lasciati erano appena visibili ; e così pure in occa- 

 sione del forte terremoto in provincia di Salerno del 25 gennaio 1893, il 

 diagramma lasciato dal nuovo strumento fu senza confronto di maggiori di- 

 mensioni. Ma là superiorità del nuovo sismometrografo si è rivelata in mag- 

 gior grado in occasione di recenti terremoti ancor più lontani, quali sono 

 quelli disastrosi di Zante del 31 gennaio e del 1° febbraio, quello di Samotracia 

 in Turchia del 9 febbraio, quello di Aleppo nella Siria verso la mezzanotte dal 

 2 al 3 marzo, quello d'Ungheria dell' 8 aprile, e l'ultimo ancor più disa- 

 stroso per Zante del 17 aprile di quest'anno. Se si eccettui il terremoto di 

 Ungheria, il quale fu registrato assai bene in Roma anche dal sismometro- 

 grafo Brassart, tutti gli altri sarebbero passati inosservati senza l'installazione 

 del nuovo strumento testé descritto; poiché nel sismometrografo Brassart, o 

 non si ebbero affatto tracce, come nei primi due terremoti di Zante, o esse 

 furono così microscopiche che sarebbero facilmente sfuggite, o non sarebbe 

 stato prudente il prenderle da sole in seria considerazione. 



« Avendo io mostrato desiderio di conoscere il comportamento dei ma- 

 gnetografi all'estero, in presenza dei quattro ultimi terremoti, il Direttore 

 dell'Ufficio, il prof. Tacchini, si compiacque domandare notizie a vari Osser- 

 vatori magnetici d'Europa, e precisamente a quelli più ad oriente, a Vienna, 

 Pola e Potsdam, come quelli più prossimi ai centri di scuotimento. Dalle ri- 

 sposte avute in proposito è risultato che gli strumenti magnetici di Pola non 

 hanno mai mostrata alcuna speciale anomalia ; a Vienna i magnetografi furono 

 perturbati, ed anzi notevolmente, solo in occasione del terremoto d' Ungheria ; 

 a Potsdam invece, se si eccettui quest'ultimo terremoto, si ebbero sempre le 

 solite caratteristiche oscillazioni degli aghi magnetici, prodotte da scosse lon- 

 tane. Ed io nutro la convinzione che esse si sarebbero indubbiamente pro- 

 dotte a Potsdam anche in occasione del terremoto d'Ungheria, se disgraziata- 

 mente quei magnetografi non si fossero in quel tempo trovati in condizione 



(!) È descritti nei Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Ser. 5 a , Voi. 1 , 2° se- 

 mesfre, 1892, p. 247. 



