— 59 — 



dipresso nello stesso tempo, un aumento di temperatura approssimativamente 

 uguale a quello prima ottenuto. Come farò osservare in seguito di questa 

 Nota, questo procedimento attenua grandemente le incertezze che si hanno 

 nella correzione relativa al calore disperso dal calorimetro, principale causa 

 di errore in tali misure. 



« Molte difficoltà incontrai nella costruzione del vaso A perchè (volendo 

 io estendere le ricerche fino a temperature superiori a quelle normali di ebolli- 

 zione dei liquidi) esso doveva resistere ad una pressione di una cinquantina di 

 atmosfere, ed essere relativamente leggiero. Dopo una serie di tentativi, sui 

 quali è inutile insistere, riuscii ad ottenerlo perforando al tornio un cilindro 

 massiccio di acciaio trafilato. Operando in tal modo, il fondo formava unico 

 pezzo con le pareti; il coperchio fu fatto a vite e poi saldato al cilindro 

 con saldatura ad argento. Nel coperchio erano saldati due tubi di rame che 

 penetravano a diverse profondità nell'interno del vaso e servivano a collocarvi 

 dei termometri. 11 recipiente ha il diametro interno di 33 millimetri circa, 

 lo spessore di 3 millimetri, il volume di 170 centimetri cubici circa e il 

 peso di circa 700 grammi: al suo coperchio è saldato un tubo flessibile di 

 ottone il quale conduce ad un serpentino I) e da questo al fondo di un altro 

 recipiente di acciaio C molto robusto, che si chiude con un coperchio a vite 

 di forma speciale. Il calorimetro B, leggerissimo, è della capacità di 5 litri 

 circa costruito di lastra sottile di ottone lucente, e contiene un agitatore molto 

 leggiero, ma che produce una agitazione sufficientemente energica e regolare. 

 Esso è circondato da un vaso anulare distante dal calorìmetro circa 1 \ cm., 

 pieno di acqua, e la cui parete interna è pure di ottone lucente. Tutto il 

 sistema con il termometro calorimetrico è contenuto in una grande cassa di 

 legno a pareti molto spesse. Per illuminare il termometro dentro la cassa, 

 senza riscaldarne molto l'ambiente, ho impiegato, sia una lampadina ad incan- 

 descenza che si accendeva dal di fuori al momento di ogni lettura, sia un 

 raggio di luce inviata da un lume a petrolio collocato a due metri di distanza 

 dalla cassa, per mezzo di uno specchio concavo e attraverso una fenditura della 

 medesima. 



« Nell'interno del calorimetro avevo saldato verticalmente tre aste vuote 

 di ottone alle quali fanno capo tre fili di seta, che escono da un orificio pra- 

 ticato nella parete superiore della cassa e servono a guidare il cilindro di 

 acciaio al momento dell'immersione. L'agitatore si può muovere dall'esterno 

 per mezzo d'un sistema di carrucole. 



« Al disopra della cassa è collocata una stufa a vapori a doppia pa- 

 rete destinata a riscaldare il recipiente A, ed alquanto distante da essa 

 un'altra stufa destinata a riscaldare il recipiente C. Sopra la cassa si trova 

 un grande vaso pieno di acqua a temperatura ambiente e nota, munito di 

 agitatore; in esso viene collocato il serpentino D. 



«■ Come liquido calorimetrico ho impiegato il petrolio. Fra molti cam- 



Eendiconti. 1891, Vol. VII, 2° Sem. 



