— 254 — 



duzione d'una spirale percorsa da una corrente alternata : come quella rima- 

 nesse al di sotto della curva normale, appena al di là di un' unità o due 

 del campo magnetico, e tanto più quanto più grande fosse stata l'intensità 

 della corrente ; e come non raggiungesse più il valore massimo presentato 

 dalla curva normale, ove il campo prodotto dalla corrente alternata superasse 

 le dieci unità (C. G. S.). 



« 2. Ed ora verrebbe riferito l'esame dell'andamento seguito dall'inten- 

 sità di magnetizzazione del ferro in corrispondenza di una data variazione 

 ciclica del campo magnetico, allorché questo sia prodotto da correnti alter- 

 nate ; e ne sarebbe fatto il confronto con quello ottenuto nel caso in cui il 

 campo magnetico fosse prodotto dalla corrente continua. 



« La ricerca fu condotta nel modo seguente : 



« Il circuito percorso dalla corrente alternata, fornita da una dinamo- 

 elettrica (circa 2200 giri al minuto), è biforcato pel tratto di un paio di 

 metri su due fili paralleli di argentana, lungo i quali scorrono due bicchie- 

 rini di mercurio, uno per ciascun filo. I due bicchierini sono collegati me- 

 diante un reoforo, il quale comprende un amperometro molto sensibile, a dop- 

 pia spirale Breguet ( J ), e due spirali, riunite fra loro in serie e disposte 

 sovra un' asse comune normalmente al meridiano magnetico. Di queste luna, 

 la spirale magnetizzante (di lunghezza 2L = lll cm ,08, di raggio i? = 0 cra ,695, 

 ed avvolta da n = 957 spire) è fissa, e l'altra, la spirale di compensazione, 

 può variare la sua distanza dalla prima mediante una vita micrometrica. 

 L'intensità della corrente nelle spirali può essere facilmente variata, e con 

 continuità, mediante lo spostamento dei bicchierini di mercurio. 



« Fra le due spirali poi è sospeso per mezzo di un filo di quarzo (lungo 

 circa 25 cm e scelto fra quelli che preparammo di mediocre grossezza) un fa- 

 scietto di una dozzina di fili sottili di ferro dolce ricotto, lunghi 0 cm ,5, così 

 da avere un elettrodinamo metro Bellati molto sensibile. Lo strumentino è 

 munito di un leggerissimo specchietto piano e pesa complessivamente 6 cen- 

 tigrammi. L'ago dell'elettrodinamometro è disposto col suo centro sull'asse 

 delle spirali, alla distanza d = 4 cm .516 dall'estremo più vicino di quella 

 magnetizzante e col suo asse a 45° rispetto a quello di questa. 



« Mediante una calamita è rigorosamente compensata l'azione del campo 

 magnetico terrestre sull'ago ; ed allorquando lo sia pur quella della spirale 

 magnetizzante per mezzo dell'altra spirale, esso ritorna sempre esattamente 

 a zero, anche dopo aver subito deviazioni corrispondenti ad azioni induttrici 

 molto superiori a quelle impiegate in questa ricerca. 



« Il ferro da esaminare fu preso da un rocchetto di filo solfile di ferro 

 dolce puro, incrudito alla trafila. Se ne costruirono due fascietti uguali di 

 40 fili ciascuno e di lunghezza / = 80 cra , dei quali l'uno venne ricotto. I 



(*) Bencì. del E. Istit. Lomb., fase. X, 1891. 



