- 260 — 



Descrizione dell'apparecchio. 



« Un anello di ghisa è sostenuto da tre piedi, terminati da viti robuste, 

 colle quali si può disporre orizzontale. Nella figura, dove l'apparecchio è rap- 

 presentato in sezione verticale, l'anello è segnato colla lettera A, e le viti 



colle lettere VV. 



« Sopra l'anello è appoggiato il piatto inferiore dell'elettrometro PP, il 

 quale è anch'esso di ghisa del diametro di 30 cm., e dello spessore di circa 

 1 cm. Questo piatto è stato tornito e levigato nella sua parte superiore e 

 nel bordo; nella parte inferiore e nel centro, esso porta un'appendice cilin- 

 drica di 8 cm. di diametro, la quale fu fatta appositamente, sia per poter 

 prendere il piatto per tornirlo, sia per impedire che esso, posto sull'anello, 

 potesse spostarsi lateralmente: a tal uopo il diametro interno dell'anello fu 

 fatto preciso al diametro esterno di questa appendice. 



« Nella parte superiore centrale fu scavato un pozzetto circolare M di 

 circa 8 cm. di diametro e della profondità di circa 5 mm., e nel centro il 

 piatto fu forato da parte a parte con un trapano di circa 1 cm. di dia- 

 metro. In questo foro, fatta la madrevite, venne innestato dalla parte infe- 

 riore un tubo di ferro CCC, del diametro interno di circa 5 mm., foggiato a 

 forma di U e colla convessità rivolta verso il basso. L'altra estremità di 

 questo tubo era innestata nella parte inferiore di un cilindro di ghisa cavo 

 QQ, il cui diametro interno era di circa 23 mm. In tale modo il pozzetto 

 del piatto e questo cilindro cavo, venivano a formare un sistema di due vasi 

 comunicanti. Per rendere più stabile l'apparecchio è stato pure collocato un 

 supporto a vite W al disotto del tubo QQ. 



