— 261 



- Un tubo di vetro RR, che entra quasi esattamente nel tubo QQ, vi 

 è fissato alla parete laterale con mastice e sporge dal tubo di ghisa per circa 

 4 cm. Questo tubo di vetro, scelto con cura ben calibro, si può chiudere con 

 un tappo di gomma KK attraversato da un cannello capillare FE. 



« Per disporre l'apparecchio per le misure si comincia a togliere il tappo 

 di gomma KK, e si versa del mercurio nel pozzetto del piatto PP. Siccome 

 il pozzetto del piatto comunica col tubo QQRR, il mercurio sale contempo- 

 raneamente nei due tubi ; se ne versa tanto finché il pozzetto ne sia ripieno; 

 le ripiegature del tubo CCC son fatte in modo che quando il mercurio riempie 

 il pozzetto del piatto PP, dall'altra parte arriva circa alla metà del tubo di 

 vetro RR. È facilissimo in tali condizioni disporre orizzontalmente per mezzo 

 delle viti la faccia superiore del piatto PP, avendo come superficie di para- 

 gone quella del mercurio del pozzetto. 



« Disposto così l'apparecchio, si versa sopra il mercurio del tubo RR 

 dell'acqua distillata fino a riempirlo : indi si introduce il tappo di gomma KK, 

 e, spingendolo con forza per ottenere la chiusura ermetica del tubo RR, si 

 obbliga nello stesso tempo l'acqua a salire nel tubo capillare. 



« Siccome la pressione dell'acqua aggiunta fa salire il mercurio dalla 

 parte del piatto PP, così con una pipetta si toglie l'eccesso di mercurio fino 

 a ricondurre la superficie del medesimo nello stesso piano della faccia supe- 

 riore del piatto PP. 



« Sul piatto PP si collocano tre cilindretti di ebanite cavi EE, i quali 

 furono costruiti colla massima cura per averli della medesima altezza. A tal 

 uopo essi furono tagliati sul tornio da un bastoncino di ebanite con un arnese 

 a foggia di forchetta, facile ad immaginarsi : ed indi forati da parte a parte 

 secondo l'asse. La loro altezza fu poi, con una vite micrometrica, accurata- 

 mente verificata. 



« Sopra questi tre cilindretti si colloca un altro piatto P'P\ identico 

 a PP, e tornito nella faccia inferiore e sul bordo : per poterlo collocare con 

 facilità, esso porta pure una appendice L sulla faccia opposta a quella levi- 

 gata con un serratilo. 



Teoria dell'apparecchio. 



« Per adoperare questo elettrometro, si mette in comunicazione col suolo 

 il piatto inferiore e quindi anche il mercurio, mentre il piatto superiore si 

 mette in comunicazione col corpo di cui si vuol misurare il potenziale. Es- 

 sendo le superfici prospicienti dei due piatti parallele, la carica sul piatto FP' 

 e quella svolta per influenza sul piatto PP e sul mercurio si distribuiscono 

 nella parte centrale in modo uniforme. Il mercurio, attratto dalla carica del 

 piatto P'P', tenderà a sollevarsi e si produrrà contemporaneamente un abbas- 

 samento nell'acqua del tubo capillare EF. 



« La superficie del mercurio sostituirebbe in questo elettrometro il piattello 



