— 262 — 



mobile dell'elettrometro di Tliomson ed il piatto di ghisa PP che circonda 

 il mercurio ne sarebbe l'anello di guardia. 



« È facile poter calcolare la differenza di pressione in cm. di mercurio che 

 si stabilisce per le attrazioni delle cariche elettriche, quando si conosca l'ab- 

 bassamento della colonna d'acqua. 



« Sia ab la differenza di livello del mercurio quando l'altezza della 

 colonna d'acqua è H, e l'elettrometro è scarico; è chiaro che questa dif- 



Hì 



ferenza ab di livello sarà eguale ad — , essendo 8 il peso specifico del 

 mercurio. 



« Supponiamo che in seguito all'attrazione delle cariche elettriche il 

 dislivello del mercurio diventi ed e la colonna d'acqua acquisti l'altezza H' 

 minore di H. 



« Indichiamo con a la sezione del tubo capillare, con s la sezione del 

 tubo di vetro dove si trova la superficie di separazione acqua e mercurio, e 

 con S la superficie del mercurio del pozzetto dove si esercita l'attrazione. 



« Poiché l'acqua si abbassa di H — IV = h, il volume del mercurio che 

 dal recipiente di vetro passa nel pozzetto sarà ah ; per questo passaggio di 



ah 



mercurio la superfìcie di mercurio si abbasserà nel tubo di vetro di —, e 



si eleverà nel pozzetto di -5- ; la differenza di livello ed sarà dunque eguale 



o 



H | tffe | ah 

 8 + s "T" S ' 



H' 



questa differenza di livello deve esser uguale a —, che sarebbe la differenza 



di livello in cm. di mercurio dovuta alla colonna d'acqua di altezza H' (H 

 ed H' devono esser naturalmente espresse in cm.), più quella differenza di 

 livello incognita X che si deve stabilire per le 'attrazioni delle cariche elet- 

 triche. Sarà dunque 



8 ^ S ^ S : 



