— 264 — 



verticali. Sotto lo specchio ho disposto un movimento micrometrico sensibi- 

 lissimo pure verticale, che portava un piatto orizzontale ben piano. La scin- 

 tilla scoccava tra il piano e lo specchio e col movimento micrometrico ne 

 poteva misurare con grande precisione la lunghezza. Lo specchio ed il piano 

 erano di ottone e levigatissimi. 



_ " Lo specchio comunicava col suolo ed il piano comunicava col piatto 

 dell'elettrometro e coll'armatura interna di una batteria di 11 grandi vasi 

 cilindrici del diametro di 20 cm. e dell'altezza di 60 cm. circa, ricoperti per 

 metà di stagnola e verniciati accuratamente nella parte superiore. Una mac- 

 china di Holtz, mossa con un motore elettrico, serviva per caricare la bat- 

 teria, e far avvenire la scarica tra il piano e lo specchio. La disposizione era 

 dunque analoga a quella adoperata dal Thomson. 



« I valori delle quantità che si dovevano conoscere per il calcolo del 

 potenziale in misura assoluta, secondo le formule precedentemente stabilite, 

 risultavano nell'elettrometro da me adoperato i seguenti: 



<r = cm 2 0,0059447 

 s = cm 2 3,4636 

 S = cm 2 48,2738. 



« Il valore del dislivello X del mercurio dovuto alle attrazioni elettriche, 

 prendendo S= 13,560, si aveva dall'equazione 



X = h 0 + F + l) = h (°> 073 7. 5 + 0,00172 + 0,00012) = 0,07559/ì. 



« Il valore assoluto del potenziale si avrà dunque dall'equazione 



J = d f8. 0,07559forfy = d ^25255,85M 



essendo qui in Roma # = 980,386. 



« Ho fatto costruire i cilindretti cavi di ebanite che separano i due piatti 

 dell'elettrometro di diverse altezze, in modo che poteva dare a d i seguenti 

 valori : 



d = cm 1,005 ; d = cm 0,512 ; c/ = cm 0,307 ; d == cm 0,095. 



« La differenza di livello h si leggeva con un eccellente catetometro, a 

 forte ingrandimento: si notava anzitutto la posizione di riposo del menisco 

 dell'acqua, indi si caricava la batteria, che avendo grande capacità aumen- 

 tava lentamente di potenziale: si spostava il cannocchiale del catetometro, 

 finché il filo del reticolo fosse tangente al menisco dell'acqua al momento in 

 cui nell'eccitatore avveniva la scarica. 



« L'innalzamento del mercurio nel pozzetto, era, da quanto prima si 



ah 



disse, — = cm 0,00012ft; e siccome h non è stato mai superiore a cm 0,09, 



