— 168 — 



d'un angolo « e F sarà =.V 2 /à l n (R/r) — Y 2 /4 l n (R/g) — ~Pa esssendo R, r 

 e q i raggi dei tubi di stagnola e del tubo e filo d'alluminio, e P il peso di 

 questi ultimi ('). Per V = 20 unità elettrostatiche e P = 10 gr. sarà F — 0,1 

 gr. ed a — 0,01. Con cannocchiale e scala a distanza di 2 m. dallo specchio 

 s'osserverà una deviazione di 40 mm. nella quale si potranno apprezzare almeno 

 i decimi di millimetro. Esperienze approssimative fatte con questo elettro- 

 metro, diedero un discreto accordo fra i valori indicati da esso e quelli dedotti 

 dalla distanza esplosiva fra sfere di 14 mm. di diametro. 



* Per disporre esattamente il cilindro centrale è comodo preparare due 

 mezzi dischi di legno con un mezzo foro concentrico, che s'adattino esattamente 

 fra i cilindri esterni e l'interno quando gli assi di questi coincidono ; tirando 

 o lasciando scorrere i fili di seta, si regola la loro lunghezza in modo che 

 il cilindro interno non cambi sensibilmente posizione quando i mezzi dischi 

 vengon rimossi. Occorre però che l'asse del filo d'alluminio coincida con quello 

 del tubo che questo sopporta, o almeno che le estremità di esso filo distino 

 poco, ugualmente e dalla stessa parte, dalla posizione esatta. 



« Lo specchietto deve essere leggerissimo, altrimenti occorre collocarne 

 un'altro, o un disco qualsiasi d'ugual peso, alla stessa altezza nell'altra coppia 

 di fili, perchè così l'angolo che esso origina tra la parte superiore ed infe- 

 riore dei fili è lo stesso in entrambe le coppie; occorrerà inoltre prendere 

 per P il peso di tutta la parte che trovasi sospesa cominciando dagli specchi, 

 cioè specchi, fili sottostanti, astina e tubo. Occorre inoltre difenderlo con uno 

 schermo dalle azioni elettriche. 



« Il valore di a non dipende dalla lunghezza dei fili ; ho usato con uguali 

 risultati fili di 3 cm. e di 30 cm. di lunghezza ; i primi devono essere molto 

 flessibili, p. es. di bozzolo ed allora sono molto soggetti a rompersi e un poco 

 difficili a fissare. Usando fili molto lunghi p. es. 1 metro o meglio 5 o più 

 (fissandoli in questo caso al soffitto) gli spostamenti del cilindro interno po- 

 trebbero essere osservati senza far uso di specchio, direttamente, oppure con 

 un microscopio semplice. Non ho fatto esperienze con fili così lunghi; osserverò 

 solo che essi, dovendo essere inestensibili, dovranno essere di ferro o altro 

 metallo ben rettilinei anche per un piccolo peso, e potranno essere resi fles- 

 sibili con un corto tratto di filo di seta alle estremità. Lo spostamento ver- 



('j II secondo termine con q sparisce se si sopprime il filo ao! quasi interamente, 

 lasciandone solo un corto tratto e fissando i fili di sospensione nell'interno e verso la 

 metà dei cilindri di stagnola o di zinco. 



Mascart e Joubert nel loro trattato di elettricità e magnetismo, per stabilire la teoria 

 degli elettrometri a quadranti, considerano il caso di tre cilindri disposti come nella fig. 1. 



Bichat e Blondot, Comptes rendus 1885, hanno realizzato questo elettrometro teorico 

 applicandolo alla misura dei potenziali elevati. 



L'elettrometro sopra descritto dà un altro modo più semplice di realizzare l'elettro- 

 metro teorico suddetto. 



