ticale si potrà compensare sollevando i cilindri esterni, oppure si potrà fare 

 la relativa correzione, che è molto piccola. 



« Questo pendolo diretto dalla gravità sarebbe troppo poco sensibile per 

 potenziali intorno a 1000 Volts o meno, nel qual caso la devia/ione riescirebbe 

 appena percettibile anche coli' aiuto dello specchio e cannocchiale; potremo 

 però ottenere deviazioni notevoli anche per potenziali molto piccoli, sostituendo 

 alla gravità la torsione di due fili. L'apparecchio, che può servire anche ad 

 altre misure e che si può facilmente costruire, è il seguente. 



« In un rettangolo verticale formato di aste di legno lunghe p. es. 50 cm. e 

 fissato su un tavolo sono tesi 2 fili verticali di packfong M ed N distanti p. es. 

 30 cm. a ciascuno dei quali è fissata nel mezzo un'astina orizzontale, lunga per es. 

 6 cm. o più perpendicolare al piano dei fili. Alle estremità, rivolte dalla stessa 

 parte, di queste sono sospesi l'astina e il tubo d'alluminio suddetti mediante due 

 corti fili singoli di seta, e si equilibrano con contrappesi le estremità opposte 

 delle astine. In queste condizioni il tubo suddetto spostandosi non ha da 

 vincere che la debole torsione dei fili, e quando si trovi nell'interno del tubo A 

 e siano stabilite le comunicazioni nel modo già indicato, sarà deviato note- 

 volmente per potenziali poco elevati. La sensibilità potrà essere aumentata 

 o diminuita coll'uso di fili la cui forza di torsione sia più o meno debole. 

 Se le forze da misurare sono molto piccole, si possono fissare i fili di 

 torsione solo alla parte superiore, sopprimendo la parte inferiore di essi. 



mità, non sia esattamente verticale e il centro di gravità dell'astina si trovi 

 fuori dell'asse di rotazione, esso centro oscillando descrive un cerchio inclinato 

 sull'orizzonte ed è quindi soggetto oltre che alla torsione, alla componente 

 della gravità nel piano del cerchio. Questa forza direttrice può essere au- 

 mentata o diminuita, aumentando o diminuendo la distanza del centro di 

 gravità dell'astina dal filo, e l'inclinazione di questo; si ha in tal caso una 

 specie di pendolo di Henkel e Zollner di cui si calcola facilmente la forza 

 direttrice, e che può esser utile per aumentare o diminuire la sensibilità. 



* Il pendolo suddescritto di-retto dalla gravità o dalla torsione può es- 

 sere applicato alla misura dei potenziali mediante l'attrazione fra dischi. Si 



M 



N 



Fig. 2. 



« È da notare che qualora il filo di torsione fisso ad entrambe le estre- 



