— 170 — 



può sopprimere il tubo A, sostituire all'astina col tubo B un'astina comuni- 

 cante col suolo nello stesso modo e portante ad un'estremità un disco me- 

 tallico, p. es. di 5 cm., di diametro perpendicolare ad essa. 



« Collocando nel piano del disco l'anello di guardia comunicante col 

 suolo e di fronte ad essi parallellamente e a distanza nota, un disco a po- 

 tenziale costante V, si potrebbe dallo spostamento del disco dedurre il valore 

 di V. Occorre però ridurre l'anello di guardia nel piano del disco spostato 

 per l'azione elettrica, e misurare nuovamente la distanza di questo dal disco 

 elettrizzato, e quindi questo elettrometro non sarebbe a indicazioni continue, 

 fuorché nel caso di spostamenti molto piccoli pei quali si potrebbe trascurare 

 la differenza tra i piani del disco mobile e dell'anello, e tener conto della 

 piccola variazione di distanza dall'altro disco. 



Applicazione ai galvanometri. 



« Nel caso dei galvanometri l'uso della sospensione parallela non è così 

 utile come negli elettrometri. Tuttavia essa presenta i seguenti vantaggi non 

 del tutto trascurabili. 1° Completa astasìa e possibilità di orientare comunque 

 il galvanometro, ed anche non orizzontalmente. 2°. Possibilità di aumentare 

 la distanza dei rocchetti, percorsi dalla corrente, dall'asse di rotazione e di 

 aumentare quindi il momento che si deve misurare. 3°. Possibilità di usar 

 rocchetti di diametro molto piccolo, i quali producono con minor quantità di 

 filo e minor resistenza un campo magnetico d'intensità uguale a quello dei 

 rocchetti di maggior diametro, e con ugual quantità di filo un campo più in- 

 tenso. 



« A seconda della sensibilità voluta si può, collo stesso magnete e gli 

 stessi rocchetti, usare come forza direttrice la gravità o la torsione. Nel primo 

 caso non si ha che da sostituire ai due cilindri di stagnola dell'elettrometro 

 della fig. 1, due rocchetti di piccolo diametro, ed al tubo centrale B un ago 

 magnetizzato disposto simmetricamente rispetto ai rocchetti; e si potrà di- 

 minuire la sensibilità sospendendo all'ago pesi convenienti. Volendo maggiore 

 sensibilità si potrà appendere l'ago all'estremità delle astine fisse ai fili di 

 torsione della fig. 2 ; in questo caso è inutile che questi siauo fissi alla parte 

 inferiore, a meno che non si voglia far uso della componente della gravità 

 rendendoli obliqui. 



« Collocando i due rocchetti uno sull'altro e sostituendo all'ago magne- 

 tico un filo di ferro dolce piegato ad 3 sospeso nello stesso modo, le cui 

 estremità giungano fin verso la metà dei rocchetti, esso, come avviene nel- 

 l' elettro-dinamometro Bellati e nell'amperometro Hummel, verrà magnetizzato 

 e attirato nell'interno dei rocchetti per effetto della corrente, qualunque sia il 

 senso di questa. Oltre i vantaggi suaccennati, questa disposizione avrebbe anche 

 quello che il filo trovasi in tutta la sua estensione in un campo magnetico 



