— 210 — 



ne risultano. Qualora però il recipiente in cui si colloca il galleggiante 

 dovesse essere necessariamente molto grande, si può impedire assai facilmente 

 ed in vari modi, che questo navighi. 



« Si può collocare sulla superfìcie dell'acqua e contro le pareti del re- 

 cipiente un largo anello galleggiante di sovero o di legno, e porre il gal- 

 leggiante indicatore del livello in mezzo dell'anello, dove rimane fermo trat- 

 tenuto dalla gravità, mentre l'anello rimane fermo a contatto delle pareti 

 per effetto di capillarità. Invece d'un anello si possono usare tre pezzi di 

 sovero o di legno riuniti da astine di legno e formanti un triangolo nel 

 mezzo del quale si colloca il galleggiante. Si può anche collocare nel recipiente 

 un tubo di vetro sporgente un poco dal liquido, che riposi sul fondo su tre 

 piedi, (p. es. su tre gocce di ceralacca) in modo che vi sia comunicazione 

 fra esso e il recipiente, e collocare entro questo tubo il galleggiante, che 

 così rimane protetto dalle correnti che si possono produrre nel liquido. Il dia- 

 metro interno dell'anello o del tubo o del cerchio contenuto fra i tre pezzi 

 di sovero deve essere circa 12 mm. maggiore del diametro dell'orlo del 

 galleggiante per evitare gli accennati inconvenienti. 



« È utile spesso che il galleggiante conservi inoltre una orientazione 

 determinata o nello spazio, o rispetto al recipiente. Si ottiene facilmente la 

 prima collocando sul galleggiante o dentro di esso sbarrette d'acciaio ma- 

 gnetizzate ; si ottiene più facilmente la seconda (e quindi anche la prima se 

 il recipiente è immobile) usando galleggianti di sezione quadrata, o rettangolari, 

 o terminati superiormente da una lamina quadrata, immersi in recipienti o 

 tubi, pure a sezione quadrata o rettangolare, oppure circondati con quadrati 

 o rettangoli di sovero o legno. Per effetto dell'apparente repulsione delle 

 pareti, il galleggiante si dispone colle faccie parallelle a quelle del reci- 

 piente o tubo, o rettangolo galleggiante. 



« Volendo misurare con grande esattezza variazioni di livello, conviene 

 fissare sul galleggiante una scala verticale divisa in decimi o centesimi di 

 millimetro, che si osserva con un microscopio con reticolo disposto coli' asse 

 ottico orizzontale e facente alle divisioni un angolo (orizzontale) un po' di- 

 verso da 90°. In tal modo, anche disponendo approssimativamente il micro- 

 scopio, si ottiene facilmente che una qualche divisione trovisi nel campo e 

 che un punto della divisione trovisi alla distanza conveniente per essere 

 vista nettamente. Se nel corso della misura il galleggiante s'avvicina o 

 s'allontana un poco, saranno visti nettamente i punti più lontani o più vicini 

 della divisione che si osserva. 



« Se la variazione di livello che si vuol misurare è un po' grande, 

 siccome è diffìcile che la scala sia divisa in tutta la sua estensione in de- 

 cimi o centesimi di millimetro, per apprezzare le frazioni di millimetro è 

 utile che il microscopio sia provvisto di micrometro oculare o di reticolo mi- 

 crometrico, cioè di un filo orizzontale mobile nel piano del reticolo mediante 



