— 212 — 



« Esperienze sui galleggianti. — Mi sono assicurato coli' esperienza della 

 invariabilità dell'altezza dei galleggianti, costruiti nei modi suesposti, rispetto 

 al livello del liquido, sperimentando specialmente coli' acqua che a causa della 

 piccola densità offriva maggiori probabilità di variazioni. Occorreva anzitutto 

 avere un livello rigorosamente costante ; tale non risultò quello d'una deter- 

 minata quantità d'acqua in un recipiente di piccola sezione, a causa delle 

 variazioni della quantità d'acqua contenuta nel menisco; usando un recipiente 

 coli' orlo piano e riempito fino all'orlo in modo che non si formasse menisco, 

 il livello è bensì costante, ma il galleggiante è soggetto a spostarsi lateral- 

 mente ciò che rende l'osservazione incomoda e di valore dubbio. Ho quindi 

 usato larghi recipienti, coli' orlo piano, e riempiti fino all'orlo, ed ho impedito 

 gli spostamenti laterali del galleggiante con uno dei modi precedentemente 

 indicati; le variazioni del menisco che si formava presso il tubo o l'anello 

 di sovero non potevano far variare sensibilmente il livello dell'estesa superficie 

 dell'acqua. 



« Sopra un galleggiante in forma di tubo, di 24 mm. di diametro, col- 

 locai un micrometro oculare di 1 cm. diviso in decimi di millimetro ed 

 osservai le divisioni col cannocchiale d'un catetometro del Miller d'Innsbriick, 

 provvisto di reticolo micrometrico, sustituendo all'obbiettivo telescopico un 

 obbiettivo da microscopio. Le immagini, per effetto di tale sostituzione, non 

 risultavano punto nette, ma a causa del forte ingrandimento (per portare 

 il reticolo dall'immagine d'una divisione alla seguente occorrevano 4 giri 

 della vite la cui testa era divisa in 100 parti) si potevano misurare sposta- 

 menti piccolissimi. 



« La posizione d'equilibrio del galleggiante si mantenne assolutamente 

 costante, anche dopo che esso venne fortemente depresso o sollevato, come 

 pure dopo che venne tolto dall'acqua e poi rimesso lasciandolo cadere da 

 diverse piccole altezze, e così pure dopo aver fatto variare il livello del liquido 

 aggiungendone o togliendone e averlo riportato poi nello stato di prima. 



« Anche con un galleggiante di 6 mm. di diametro nel quale le variazioni 

 dovrebbero essere più sensibili, esse risultarono minime o nulle; però se il 

 galleggiante di 6 mm. di diametro era imperfetto, p. es. cogli orli, anziché 

 taglienti, scheggiati e un po' arrotondati da una pietra molare troppo grosso- 

 lana, erano osservabili spostamenti che salirono a tre centesimi di millimetro. 



a Un'altra prova che la tensione superficiale del liquido non altera la 

 posizione del galleggiante ben costruito, si può avere avvicinando alla superficie 

 dell'acqua un pezzo di cotone imbevuto d'etere o alcool. È noto che i vapori 

 condensandosi sull'acqua ne abbassano la tensione superficiale, per cui un 

 areometro galleggiante viene a sollevarsi sensibilmente. Invece il galleggiante 

 suddetto subì variazioni d'altezza appena osservabili col microscopio, che 

 sparivano quando il peso del galleggiante era convenientemente regolato. 



a Avendo avuto in seguito un microscopio catetometro che ingrandiva 



