— 337 — 



conduce il livello del liquido ad affiorare esattamente all'estremità della gamba 

 più lunga (che spesso era rivolta all'insù). S'interpone quindi fra la gamba 

 più corta e il piano fisso, la lamina di cui si vuol misurare lo spessore, e 

 si riduce di nuovo il livello del liquido ad affiorare esattamente all'estremità 

 della gamba più lunga, aggiungendo un volume conveniente e misurato di 

 liquido. Lo spessore della lamina è uguale allo spessore che ha assunto il 

 volume di liquido aggiunto, cioè uguale ad esso volume diviso per la sezione 

 del recipiente. 



«■ Questo strumento molto semplice che si può facilmente costruire con 

 apparecchi d'uso comune nei laboratori, (cioè un largo cristallizzatore, una 

 buretta, un disco forato o una lista di vetro fissata sul cristallizzatore e su 

 cui appoggia l'astina, un tubo fisso a un sostegno e che serve di guida alla 

 astina, e finalmente l'astina facile a costruire in vetro o metallo) può dare 

 in buone condizioni un grado di precisione non inferiore a quello degli sfe- 

 rometri a vite usuali; tuttavia esso presenta vari inconvenienti che possono 

 diminuirne la precisione o almeno la facilità dell'uso. 



« Uno di questi è la mobilità dell'estesa superficie del liquido, incon- 

 veniente poco sensibile nel Gabinetto dove lavoravo, e che può essere dimi- 

 nuito circondando con un tubo di vetro la porzione di superficie dove avviene 

 l'affioramento, o con altri mezzi noti, ma che in taluni casi potrebbe essere 

 molto nocivo. 



» Un altro inconveniente si ha nelle irregolarità e variazioni di forma 

 della superficie libera del liquido presso le pareti. Affinchè sussista che lo 

 spessore dello strato liquido aggiunto sia uguale al suo volume diviso per la 

 sezione del recipiente, è necessario che lo strato abbia dappertutto lo stesso 

 spessore verticale, ossia che la superficie libera del liquido per l'aggiunta 

 del suddetto volume si sposti parallelamente, ciò che presso gli orli non 

 sempre avviene. 



« L'errore che ne risulta, poco sensibile nei recipienti molto larghi 

 (p. es. di 25 cm. di diametro), può divenire relativamente grande qualora 

 si debbano usare recipienti meno larghi. Esso può essere diminuito, col- 

 l' usare recipienti e liquidi colla superficie ben pura, coll'ottenere i due affio- 

 ramenti facendo muovere la superfìcie del liquido nello stesso senso in entrambi 

 i casi, col dare piccole scosse al recipiente affinchè essa superficie assuma 

 la forma più stabile. Si potrebbe anche diminuire tale errore misurando non 

 lo spessore totale cercato ma la differenza fra esso ed uno spessore noto e 

 poco diverso; converrebbe allora avere una serie di lamine di spessore noto 

 1, 2, 3 mm. ecc. In tal modo essendo piccola la variazione del livello, si 

 può ottenere più facilmente che le sue variazioni di forma siano nulle, o 

 almeno producano un errore variabile regolarmente e che si può determinare. 

 Finalmente lo stesso errore si può correggere tenendo conto dell'altezza del 

 menisco. Tali mezzi però rendono la determinazione più lunga e più difficile 



Eendiconti. 1895. Vol. IV, 2° Sem. 46 



