— 338 — 



e possono lasciare il dubbio che l'errore eventualmente non sia stato com- 

 pletamente eliminato. 



« Ho cercato dapprima di togliere o diminuire il primo inconveniente col- 

 locando sulla superficie del liquido un disco galleggiante il cui orlo era 

 distante circa 5 mm. dalla parete, ed eliminavo o riducevo il secondo inconve- 

 niente con qualcuno dei mezzi indicati. 



« In seguito osservai che usando come liquido il mercurio ed usando 

 un recipiente esattamente cilindrico, potevo usare senza inconvenienti un disco 

 galleggiante che riempiva quasi esattamente tutta la sezione del recipiente, 

 pur conservando una sufficiente mobilità. Il disco toccava in qualche punto 

 il recipiente e ne subiva un certo attrito, ma ciò era senza inconvenienti se 

 s'impediva che il disco inclinandosi rimanesse incastrato e fisso nel recipiente ; 

 a tal uopo superiormente al disco era fissata un'asta verticale che scorreva 

 esattamente entro un anello fisso ad altezza conveniente. Se il disco fosse 

 abbastanza spesso e ben lavorato, l'asta guidata sarebbe superflua. Eegolando 

 convenientemente il peso del galleggiante, si può ottenere che il mercurio sia 

 a contatto col disco in tutta l'estensione della faccia inferiore di questo e 

 che la superficie libera del mercurio si riduca ad una striscia sottilissima 

 (larga una frazione minima di millimetro), dimodoché le sue variazioni di 

 forma, riescano del tutto insensibili, sia per la piccolezza di essa superficie, 

 sia per le intense forze capillari, che tali variazioni produrrebbero. 



« In queste condizioni l'apparecchio ri- 

 chiede per la sua costruzione un buon meccanico 

 ed un buon tornio, affinchè il recipiente ed 

 il disco siano esattamente cilindrici, e questo 

 possa scorrere liberamente entro il recipiente 

 sebbene l'intervallo fra di essi sia minimo; 

 perciò quanto più abile sarà il meccanico e 

 più perfetto l'utensile, tanto più preciso riu- 

 scirà l'apparecchio. Credo però che debba es- 

 sere di gran lunga più facile tornire un ci- 

 lindro ed un disco esattamente cilindrici, che 

 non una vite micrometrica colla sua ma- 

 drevite. 



« Questo sferometro può prendere diverse 

 forme; quello che ho fatto costruire dal mec- 

 canico dell'Istituto fisico è rappresentato in sezione nella figura 1. 



« Esso consta di un tubo di ferro T, tornito, esattamente cilindrico e 

 di 42 mm. di diametro all'interno, entro il quale scorre il disco di ferro D 

 spesso 5 mm., che lascia tra sè e la parete un intervallo minimo, sufficiente 

 solo perchè esso possa scorrere liberamente. Il tubo è fissato con ceralacca 

 entro un'apposita scanalatura circolare praticata in una lastra rettangolare di 



