— 340 — 



il piano P, il disco si trovi ad una certa distanza p. es. 5 a 10 mm. dal 

 fondo del tubo ; inoltre è necessario che venga effettuato il raccordamento 

 del fondo e della parete verticale del tubo T, p. es. con un po' di ceralacca, 

 in modo che non possano rimanere imprigionate bolle d'aria nell'angolo. 



« Per misurare con questo sferometro lo spessore d'una lamina si può 

 procedere in due modi, cioè si può determinare il volume del mercurio che 

 bisogna introdurre nel tubo T affinchè il disco si sollevi di un'altezza uguale 

 allo spessore cercato, oppure si può determinare il volume del mercurio che 

 bisogna togliere dal tubo T affinchè il disco s'abbassi dell'altezza suddetta ; 

 sebbene il secondo modo sia più semplice e perciò preferibile, credo oppor- 

 tuno esporli entrambi. 



« Si stabilisce col robinetto R la comunicazione MN e si versa nell'im- 

 buto M tanto mercurio che la punta a si sollevi alquanto dal piano P; si 

 chiude la comunicazione MN e si stabilisce quella MR, di M coli' esterno, 

 si vuota completamente di mercurio l'imbuto e i tubi dell'attuale comunica- 

 zione, scacciandolo se occorre col soffio di una pera di gomma; si abbassa 

 l'orifizio del tubo Q finché il mercurio ne effluisce, l'efflusso continua finché 

 il disco s'abbassa, cioè finché la punta a riposa sul piano P. 



« Lo sferometro è così preparato per la misura ; si solleva l'orifizio sud- 

 detto fino alla sua posizione più alta, si stabilisce la comunicazione MN, e 

 da un recipiente contenente mercurio e pesato, si versa mercurio nell'imbuto 

 (avvertendo che non si formino bolle d'aria che possano venir trascinate) 

 finché la punta a si sollevi tanto da potervi introdurre sotto la lamina di 

 cui si vuol misurare lo spessore. Allora si stabilisce la comunicazione MR 

 e si vuota l'imbuto e la comunicazione, raccogliendone il mercurio nel reci- 

 piente pesato, si abbassa nuovamente l'orifizio Q tanto che il mercurio ne 

 effluisca e si riceve il mercurio nel recipiente pesato. L'efflusso cessa quando 

 la punta a riposa sulla lamina ed il volume o il peso del mercurio che manca 

 nel recipiente, trovasi tutto nel tubo T dove forma uno strato di spessore 

 uguale a quello della lamina, che si deduce quindi dividendo esso volume 

 per l'area della sezione del tubo T. Questo modo di misurare non si può 

 usare se l'imbuto M è chiuso da un tappo invece che dal robinetto R. 



« Lo sferometro adesso è pronto per la misura dello stesso spessore nel 

 secondo modo che è più breve e più facile. Colla mano si solleva la punta a 

 solo di quel pochissimo che occorre per poter togliere di sotto la lamina, e 

 la si lascia libera nuovamente; il disco e la punta s'abbassano ed il mercurio 

 ricomincia ad effluire dal suddetto orifizio e continua finché la punta a riposa 

 sul piano P. Si raccoglie il mercurio effluito e si pesa o se ne misura il 

 volume; questo formava nel tubo T uno strato di spessore uguale a quello 

 della lamina, dividendolo quindi per l'area della sezione si avrà lo spessore 

 cercato. 



« Conviene fare alcune osservazioni. L'efflusso del mercurio dell'orifizio Q 



