— 341 — 



può cessare non perchè la punta a riposi sul piano P o sulla lamina, ma 

 perchè l'orifizio è troppo alto; ciò si scorge facilmente sia dalla sua posizione 

 rispetto al disco, sia perchè se lo si abbassa di pochi millimetri, l'efflusso 

 non deve ricominciare, e se lo si solleva di pochi millimetri, il mercurio 

 deve ritirarsi di altrettanti millimetri al disotto dell'orifìzio. 



« Il calcolo col quale si deduce lo spessore, suppone che il disco si sia 

 spostato parallelamente a sè stesso e che la forma della superficie libera 

 rimanga invariata ; per raggiungere sensibilmente la prima condizione giovano 

 l'esatto adattamento del disco nel tubo e dell'asta nell'anello, però è utile 

 che il disco nel sollevarsi o abbassarsi conservi la stessa orientazione, indi- 

 cata dal rettangolo, e appoggi sempre dalla stessa parte ciò che può ottenersi 

 con una leggiera dissimetria dei pesi o con una leggera inclinazione. Per 

 adempire sensibilmente alla seconda condizione è bene che la pressione del 

 mercurio nel tubo T nelle due posizioni estreme del disco, (cioè quando la 

 punta a riposa sul piano e poi sulla lamina) sia la stessa ; ciò si ottiene con 

 molta approssimazione se l'orifizio Q si trova alla stessa altezza sopra il 

 mercurio del tubo T in entrambe dette posizioni. Le variazioni delle capil- 

 larità nell'orifizio sono trascurabili ; volendo tuttavia evitarle, si potrebbe ri- 

 curvare il tubo capillare e farlo immergere in un recipiente con mercurio 

 pesato, che bisognerebbe sollevare e abbassare. 



« Dopo effluita l'ultima goccia di mercurio questo si ritira nel tubo 

 capillare ad una distanza di qualche millimetro dall'orifizio, variabile col 

 peso della goccia e con altre circostanze; bisogna dunque tener conto del 

 mercurio che viene a mancare o a trovarsi in più, e fare la correzione relativa ; 

 a tal uopo il tubo capillare deve essere calibrato almeno approssimativamente, 

 e diviso in millimetri. 



« Dopo finito l'efflusso del mercurio è utile far ruotare di un certo an- 

 golo il disco sul suo asse, e quindi riportarlo alla posizione primitiva, per 

 assicurarsi che l'attrito non abbia influito alquanto sulla sua posizione; ho 

 trovato invece piuttosto dannoso che utile alla concordanza dei risultati l'eser- 

 citare per un momento sul disco colle dita una certa pressione. È risultato 

 poi assolutamente dannoso il sollevare, nel corso di una misura, il disco in 

 modo che si stacchi dal mercurio e poi lasciarlo ricadere; è facile che ri- 

 manga qualche bolla d'aria aderente, o che la forma della superficie libera 

 del mercurio si modifichi; forse l'inconveniente sarebbe minore o nullo, qualora 

 la faccia inferiore del disco fosse convessa, ciò che non era nell'apparecchio 

 da me usato, e se l'intervallo presso la parete fosse minimo. È utile ripetere 

 parecchie volte la determinazione, ciò che si fa molto facilmente perchè il 

 peso del mercurio effluito varia pochissimo o nulla. 



« Il volume del mercurio effluito può esser misurato direttamente ed a 

 ciò può servire opportunamente una buretta molto esatta, ed una serie di 

 misure che descriverò in seguito. In questo caso sarebbe utile che l'area 



