— 342 — 



della sezione del tubo T fosse di 10 o 100 cm. 2 , cioè il diametro di 3,57 cm. 



0 11,28 ; così il volume in cm. 3 del mercurio effluito esprimerebbe in milli- 

 metri lo spessore cercato. Si potrebbe altresì costruire una serie di misure 

 prendendo per unità il volume del mercurio che effluisce per una determinata 

 sezione del tubo T e per lo spessore di 1 mm. 



« Più comodo e più esatto è il dedurre il volume del mercurio dal suo 

 peso ; non occorre una bilancia molto precisa nè una pesata molto accurata, 

 perchè colle dimensioni dell'apparecchio descritto, l'errore di 1 cgr. produce 

 nello spessore un errore di 0,6 jit. 



« In questo caso sarebbe comodo preparare una serie di pesi aventi per 

 unità il peso del mercurio a 15° che effluisce per 1 mm. di spessore, dimo- 

 doché il peso effluito in una misura di spessore dà in mm. lo spessore cercato ; 

 si potrebbe anche far costruire il tubo T, in modo che per lo spessore di 



1 mm. effluiscano 10 o 100 grammi; la sezione cioè dovrebbe essere 7,375 

 o 73,75 cm. 2 ed il diametro di 3,064 o 9,69 cm. 



« Nel caso che si debbano misurare piccoli spessori o variazioni di spes- 

 sore, può esser molto utile fare il tratto di tubo orizzontale e capillare che 

 termina il tubo Q lungo 30 o più centimetri, ed invece di far effluire il 

 mercurio, osservare le sue variazioni in questo tubo prodotte dal sollevarsi o 

 abbassarsi del disco. 



« Lo sferometro che ho fatto costruire era piuttosto imperfetto. Per 

 mancanza di un buon tornio non fu possibile, malgrado l'abilità del meccanico, 

 ottenere che il tubo T avesse esattamente la stessa sezione a diverse altezze, 

 e l'intervallo fra disco e tubo non fu così piccolo come avrebbe potuto essere; 

 tuttavia occorreva una pressione di 3 a 4 cm. di mercurio perchè il mercurio 

 filtrasse a traverso l'intervallo stesso. Provai a circondare il disco con una 

 striscia di carta velina incollatavi attorno; in tal modo esso ancora scorreva 

 bene per due centimetri nella parte inferiore, ed una pressione di 7 cm. era 

 insufficiente a far filtrare il mercurio attraverso l'intervallo ; peraltro dopo sol- 

 levato di circa due centimetri, il disco si fermava e non era possibile farlo 

 avanzare; e dovetti perciò togliere la striscia di carta. 



« Ciononostante nella misura ripetuta molte volte dello spessore di lamine 

 di vetro ottenni valori concordanti fino ad 1 cgr. di mercurio, (che costituiva 

 la sensibilità massima della bilancia) cioè fino o 0,0006 mm. Prendendo la 

 media dei valori la precisione sarebbe ancora maggiore. 



« La precisione sarebbe ancora maggiore qualora il tubo T avesse 

 maggior diametro, sia perchè ad un determinato spessore corrisponderebbe una 

 maggior quantità di mercurio effluito, sia perchè l'errore che potrebbe prove- 

 nire dall'orlo cresce in valore assoluto proporzionalmente al diametro, ma 

 venendo poi diviso per la sezione, l'errore che ne risulta decresce in ragione 

 inversa del diametro. Cercai di far tornire tubi lunghi 10 cm. ed aventi 10 

 a 12 cm. di diametro interno; ma alcuni in ghisa erano troppo duri e difficili 



