« Centrava l'apparecchio in modo che le deviazioni a destra e a sinistra della 

 scala fossero possibilmente uguali, lo graduava tanto a destra che a sinistra, e pren- 

 deva la media delle deviazioni corrispondenti. 



« Un' altra precauzione necessaria a prendersi veniva dal fatto, che per i cam- 

 biamenti di temperatura, la resistenza delle due spirali uguali mutava nelle diverse 

 ore del giorno; per cui trovate uguali per una data ora, non lo erano più per un'altra 

 in cui la temperatura fosse variata sensibilmente. Per spirali di filo molto fino e 

 lungo le divergenze non erano tali da potersi trascurare in misure di precisione. 



« Inoltre le spirali agenti sullo specchietto, regolate in modo da non dare per 

 differenza nessuna azione, dopo un certo tempo mostravano un' azione alcune volte 

 molto sensibile, in modo che si doveva continuamente rimetterle al posto. 



« Ho fatto 3 serie di osservazioni alla distanza delle spirali dallo specchietto 

 di 0, 3, 6 centimetri. Ciascuna serie comprende da 40 a 60 osservazioni, ognuna 

 delle quali è di nuovo la media di molte. Ho tracciato 3 curve molto regolari, e 

 da queste ho dedotto i valori definitivi per la graduazione, col metodo descritto dal 

 prof. Blaserna. 



« La seguente tabella di graduazione contiene i risultati definitivi da me trovati. 



Deviazione 

 sulla scala 



Angolo 

 di deviazione 



Principio 



delle 

 tangenti 



Intensità a 

 0 



Ila distanza d 



3 



ìlìe spirali 



6 



2 



o ; // 

 0 50 19.1 



2.000 



1.999 



1.999 



1,999 



4 



1 40 33,0 



3,997 



3.996 



3,996 



3,996 



6 



2 30 36,7 



5,989 



5,988 



5,986 



5,987 ' 



8 



3 20 25,1 



7,973 



7,971 



7,967 



7,968 



IO 



4 9 53,4 



9,947 



9,944 



9,936 



9,938 



12 



4 58 56.8 



11,909 



11.904 



1 1 ,890 



11.894 



14 



5 47 31.0 



13,857 



13,849 



13.826 



13,833 



16 



6 35 31,9 



15,787 



15.778 



15,743 



15,753 



18 



7 22 55,5 



17.699 



17.689 



17,639 



17,652 



20 



8 9 38,5 



19,590 



19,582 



19.511 



19.529 



« Confrontandola con quella data 12 anni 'fa per la medesima bussola dal prof. Bla- 

 serna, si vede, che essa è alquanto diversa da quella ('). Io ho trovato che il principio 

 delle tangenti è sensibilmente esatto alla distanza delle spirali =0, mentre 12 anni fa 

 a questa distanza la divergenza da tale principio era notevole, ed all'incontro era 

 insensibile alla distanza di 3 centimetri; ed alle altre distanze vi sono divergenze 

 molto sensibili e molto superiori agli errori di osservazione. Bisogna conchiudere, 

 come il prof. Blaserna ha trovato per il galvanometro ad aghi astatici, che anche 

 per la bussola di Wiedemann una graduazione fatta una volta sola non basta: ma 

 probabilmente, tutte le volte che la bussola viene percorsa da correnti molto forti, 

 e specialmente da correnti intense e a breve durata, come le indotte, avviene una 



(') In queste esperienze le scale erano divise in doppi centimetri e doppi millimetri, e di questi 

 sì leggevano ad occhio i decimi con facilità. Portavano lo zero nel mezzo ed avevano metà delle 

 divisioni a destra e metà a sinistra. La loro distanza dagli specchi era di 136,67 centimetri, con unii 

 leggiera variazione per la graduazione della Gaugain a grandi deviazioni. 



