— 2(>2 — 



distribuzione diversa nel magnetismo dello specchietto d'acciaio, per cui diviene ne- 

 nessaria una nuova graduazione della bussola medesima. 



« b) Altro metodo di graduazione. Nell'Istituto fisico si adopera pure un altro 

 metodo di graduazione che fio voluto esaminare, per vedere se esso conduce a ri- 

 sultati esatti. Esso consiste nell'uso di due grandi elementi bismuto-rame, possi- 

 bilmente uguali, le cui saldature sono mantenute alle temperature costanti del ghiaccio 

 fondente e dei vapori dell'acqua bollente. Un commutatore è disposto in modo da 

 fare passare attraverso il galvanometro, a volontà, la corrente della prima coppia, 

 poi della seconda, infine delle due riunite. Se la resistenza interna delle coppie e quella 

 dei fili corti e grossi che conducono la corrente al commutatore è trascurabile in 

 confronto con quella dei fili che conducono al galvanometro e quella del galvanometro 

 stesso, l'intensità della corrente fornita dalle due coppie riunite è uguale alla somma 

 delle intensità delle singole coppie. Questo metodo ha il grande vantaggio che esso è 

 egualmente applicabile a galvanometri di forme diversissime; ma esso presuppone 

 naturalmente che le correnti termoelettriche siano costanti, almeno per un certo tempo; 

 la quale cosa avviene dopo un tempo abbastanza lungo da che funziona la pila. 

 Per esaminare quindi questo metodo ho graduato con esso di nuovo la bussola di 

 Wiedemann per la distanza zero delle spirali. 



« Le seguenti cifre danno il risultato di molte misure da me eseguite: 



Deviazione 



Intensità 



Devizaione 



Intensità 



Deviazione 



Intensità 



4 



3,997 



10 



9,958 



16 



15,817 



6 



5,991 



12 



11,926 



18 



17.733 I 



8 



7,979 



14 



13,880 



20 



19,623 



i 



dalle quali risulta la quasi identità dei valori trovati con questo e col metodo pre- 

 cedente. Per cui il metodo conduce a buoni risultati, tanto più se si rifletta, che 

 le piccole divergenze si potrebbero probabilmente fare sparire, coll'intercalare resi- 

 stente relativamente grandi nel circuito. 



« c) Bussola di Gaugain. Ho graduato la grande bussola di Gaugain, co- 

 struita da Euhmkorff, confrontandola colla Wiedemann, intercalata nel circuito per 

 derivazione. L'ho graduata due volte, una volta per piccole deviazioni (fino a 8°), 

 facendo uso di canocchiale e scala come nella Wiedemann ; l'altra volta per le grandi 

 (fino a 50°), leggendo direttamente gli- angoli sul cerchio graduato dell'istrumento. 

 Le spirali della Wiedemann in ambedue le graduazioni si trovavano alla distanza zero, 

 per la quale trovai essere esatto il principio delle tangenti. 



« Trattandosi anche qui di un lavoro di grande precisione, ho adoperato le se- 

 guenti precauzioni. 



« La disposizione delle bussole coi canocchiali era tale, che vi si poteva guardare 

 quasi contemporaneamente. Le scale erano identiche, e poste alla stessa distanza 

 dagli specchi dei due istrumenti, per potere leggere in essi collo stesso grado 

 di precisione. La Gaugain era stata anch'essa centrata in modo da dare deviazioni 

 possibilmente uguali a destra e a sinistra della scala; e ciò per porla anche per 

 questo riguardo nelle stesse condizioni della Wiedemann. Si teneva conto degli 



