— 59 — 



IX. I valori della intensità della radiazione solare in piccole calorie 

 per cm 2 e per min. primo, vennero ricavati dalle osservazioni fatte con un 

 pireliometro a compensazione elettrica di Angstrom (pireliometro ^ n. 57). 

 Questo venne costruito nel 1904 dall' illustre inventore prof. Knut Angstrom 

 dell'università di Upsala, appositamente per l'osservatorio del Monte Rosa, 

 dietro richiesta del prof. Ciro Ghistoni, direttore dell'Istituto di Fisica Ter- 

 restre dell'Università di Napoli. Il prof. Chistoni volle in persona occu- 

 parsi della montatura del pireliometro, quale venne mandato dall'Angstrom, 

 in modo da renderlo meglio adatto alle condizioni in cui doveva essere ado- 

 perato, e della preparazione e montatura degli strumenti accessori necessarii 

 per le misure. Dal prof. Teglio, allora assistente del Chistoni, venne fatto 

 il confronto fra il pireliometro destinato al Monte Rosa e il pireliometro 

 campione del prof. Chistoni ( 1 ). 



Come è noto, l'intensità della radiazione ottenuta col pireliometro di 

 Angstrom è data dalla formola: 



60 X r X _^_ . cal< cm s e per m i n . pF imo 

 H 4,19 X b X a F 



essendo 



i = intensità in Ampères della corrente compensatrice; 

 b = larghezza delle strisele in cm.; 

 a = potere assorbente delle superfìcie; 

 r = resistenza elettrica in Ohm delle striscie per cm.; 

 Pel pireliometro n. 57 da noi adoperato al Monte Rosa, si ha : 

 r = 0,2198, indipendentemente dalla temperatura; 

 b = 0,1992; 

 « = 0,98. 



L'intensità della radiazione, perciò, è espressa nel nostro caso (indipen- 

 dentemente dalla temperatura delle striscie) dalla relazione semplice 

 q = 16,12 X i 2 picc. cai. per cm 2 e per minuto primo 



Quale misuratore della corrente compensante, venne usato il milliam pe- 

 rimetro Siemens-Halske n. 99630, applicatavi la derivazione n. 19881, per 

 modo che ogni divisione della graduazione veniva a corrispondere a 0,01 di 

 Ampères. Confrontato in precedenza coli'amperimetro campione del prof. Chi- 

 stoni, era stato trovato, praticamente, esatto. 



Per quanto si riferisce alla teoria e all'uso del pireliometro, rimando alla 

 Memoria dell'Angstrom ( z ) e non mi vi trattengo, essendo ormai cose note. 



Per le osservazioni alla Capanna Margherita, non essendo possibile l' in- 

 stallazione all'aperto degli strumenti di misura, perchè ivi il freddo inte nso 

 avrebbe congelato i liquidi delle pile, e, sopratutto, per le oscillazioni do- 



(1) V. Rend. R. Accaaemia aei Lincei, voi. XV, 1° sem., serie 5% fase. 4°. 



(2) V. Nova Acta regiae Societatis Scientiarum Upsalientis; series tertias voi. XVI, 



1893. 



Rendiconti. 1908, Voi. XVII, 2° Sem. 8 



