— 60 — 



vute al vento e all' instabilità dei sostegni non sarebbe stato possibile l'uso 

 del galvanometro, venne collocato sulla terrazza dell'Osservatorio il solo 

 apparato pireliometrico propriamente detto, mentre le pile, l'amperimetro, 

 il galvanometro, il cannoccbiale-scala e gli altri accessorii per la misura, 

 vennero tenuti all'interno e posti sui pilastri fissi della stanza a terreno 

 della torretta ( 1 ). Per le misure, mentre il custode Prancioli, sulla terrazza, 

 manteneva orientato verso il sole il tubo pireliometrico, io, all'interno, re- 

 golavo la corrente compensatrice e facevo le letture all'amperimetro e al 

 galvanometro. Al mattino, nei primi minuti di sole, e alla sera poco prima 

 del tramonto, anziché ricorrere alla riduzione a zero del galvanometro me- 

 diante la corrente elettrica compensatrice (al che non si poteva riuscire pel 

 rapido variare dell'intensità della radiazione solare), ricorrevo al seguente 

 espediente: senza lanciare la corrente compensatrice nella striscia del pire- 

 liometro riparata dal sole, leggevo le deviazioni prodotte nell'ago del galva- 

 nometro dalla corrente termoelettrica dovuta alla radiazione solare ; poi, su- 

 bito dopo, proteggendo entrambe le strisele pireliometriche dall'azione dei 

 racwi solari, facevo in mollo di riprodurre, per mezzo della corrente delle 

 pile, le stesse deviazioni al galvanometro, prima ottenute per mezzo del 

 riscaldamento solare ; 



X, XI e XII. L'attinometro di Arago consiste, come è noto, in una 

 coppia di termometri a bulbo sferico (uno dei quali affumicato) racchiusi in 

 involucri di vetro in cui è stato praticato il vuoto. All'ombra (o meglio nella 

 oscurità) i due termometri segnano la stessa temperatura; al sole, invece, 

 ed anche semplicemente alla luce diffusa, il termometro annerito segna una 

 temperatura superiore all'altro: si ammette che l'intensità della radiazione 

 sia proporzionale alla differenza fra le temperature segnate dai due termo- 

 metri. I risultati che si ottengono con questo apparecchio, non sono certo 

 paragonabili, per esattezza, con quelli che si possono avere col pireliometro 

 di Angstrom. Credetti nondimeno utile di provvedere l'osservatorio del Monte 

 Uosa dello strumento di Arago, principalmente per le ragioni seguenti: 



a) perchè essendone l'uso, relativamente, semplice, avevo la possibi- 

 lità di affidarne l' impiego al custode Francioli, e così anche quando io, per 

 qualsivoglia ragione, sono impossibilitato a fare le osservazioni col pireliometro 

 di Angstrom, possono, nondimeno, le osservazioni attinometriche, in qualche 

 modo, venir continuate; 



b) perchè, fino a questi ultimi anni, quasi tutte le osservazioni atti- 

 nometriche in alta montagna vennero eseguite con lo strumento di Arago: 

 per la critica dei risultati cui sono giunti gli osservatori che mi hanno pre- 

 ceduto, non sarà inutile raccogliere al Monte Rosa, simultaneamente alle 

 osservazioni col pireliometro di Angstrom, anche accurate e numerose osser- 

 vazioni coll'attinometro di Arago. 



(i) V. C. Alessandri, Due mesi sulla vetta del Monte Rosa, Boll. Soc. Geografica Ital., 

 giugno 1906. 



