— 210 — 



elettriche vicine, il collegamento del piatto superiore coll'elettroscopio, an- 

 ziché direttamente, è fatto coli' intermezzo di un filo lungo circa un metro 

 e 50 cm., molto sottile, per diminuire la sua capacità e protetto prima da 

 un manicotto di ebanite, e quindi da un cilindro metallico collegato a terra. 

 Questo cilindro spezzato in tre, è chiuso alle estremità da due tappi isolanti, 

 che sostengono il filo, e porta due piccole camere protette dalla polvere, che 

 contengono delle sostanze disseccanti per assicurare l' isolamento completo. 



Prima di procedere alle varie determinazioni fu campionato lo strumento 

 con un voltometro campione di Hartmann et Braunn, eseguendo la carica 

 contemporanea, con due fili di eguale capacità, dell'elettroscopio e del volto- 

 metro, per mezzo di un replenisher di lord Kelvin, strumento questo molto 

 pratico, e che sostituisce opportunamente le ordinarie pile a secco. Per os- 

 servare la velocità di spostamento della foglia d'oro, si prende di mira un 

 punto del bordo della stessa, mediante un microscopio fisso all'elettroscopio, 

 e munito di un micrometro oculare. Mediante il voltometro campione si può, 

 da un'apposita curva ottenuta riportando sopra le ordinate il potenziale in 

 Volt e sulle ascisse le divisioni della scala del micrometro fisso all'appa- 

 recchio, ricavare direttamente il potenziale corrispondente a ciascuna divi- 

 sione della scala. Per mezzo di un orologio conta secondi, si tien conto del 

 tempo necessario perchè l'immagine del punto preso di mira, si sposti sul 

 micrometro di un certo numero di divisioni, e si può così misurare la di- 

 spersione dovuta o all'aria o alla sostanza radioattiva. 



Prima di ogni misura si procedeva alla verificazione dell' isolamento, 

 ed alla determinazione del valore della conducibilità normale dell'aria, no- 

 tando il tempo necessario perchè la foglia dell'elettroscopio carica a 300 V 

 si spostasse di 10 divisioni della scala, corrispondenti ad una dispersione 

 di 40 V. 



Quindi il materiale da sottoporre allo studio, in quantità di gr. 100, sot- 

 tilmente polverizzato, veniva portato su un piatto mobile (allo scopo di im- 

 pedire l'azione permanente delle sostanze radioattive sul piatto fisso) sopra 

 il piatto inferiore dell'apparecchio, si copriva il tutto con l'apposito cappello, 

 e si procedeva alla nuova carica dell'elettroscopio a 300 V. Si determinava 

 quindi il tempo necessario per avere uno spostamento di 10 divisioni della 

 foglia d'oro sulla scala, e la differenza fra la velocità di scarica dell'appa- 

 recchio a vuoto e quella in presenza della sostanza radioattiva, ci forniva 

 in Volt il valore della dispersione prodotta da 100 gr. di sostanza. 



I campioni di roccie sottoposti allo studio sono quelli stessi di cui nel 

 citato lavoro sono riportate per esteso le diagnosi chimico-litologiche, e come 

 dal punto di vista mineralogico-petrografico si credette opportuno di ridurle 

 a 6 gruppi fondamentali, così pure dal punto di vista della loro radioatti- 

 vità, torna ovvio tener presente tale distinzione, perchè la radioattività varia 

 col variare della composizione delle roccie stesse. 



