— 317 — 



Il tubo di Braun è alimentato da una Wimshurst a due dischi ed ha 

 la parte allargata ricoperta di stagnola unita all'anodo ed al suolo, precau- 

 zione questa necessaria per mantenere fissa la macchia. 



Una utilissima modificazione è stata introdotta (')• Fin dal 1906 il 

 Rankin ( 2 ) aveva segnalato che un campo magnetico parallelo all'asse del 

 tubo permette di diminuire la differenza di potenziale necessaria al funzio- 

 namento e di ottenere una macchia più luminosa. Volendo ottenere il campo 



B 



Volti-metro 



FlG. 1. 



parallelo all'asse del fascio catodico ho avvolto sul tubo, ma in modo da 

 poter scorrere su questo, un rocchettino, delle dimensioni indicate nella figura 2, 

 formato con 1460 spire di filo del diam. di 0,2 mm. ed avente la resistenza 

 complessiva di ohm 135. 



Non ho fatto misure relativamente al potenziale fra anodo e catodo del 

 tubo e nulla quindi posso dire su questa questione che sembra controversa, 

 ma quello che riesci subito evidente è stato l'impiccolimento dell'immagine 

 ed il corrispondente aumento della luminosità. L'effetto, che non muta in- 



(«) Eingrazio vivamente il prof. Moisè Ascoli di avermela suggerita. 

 ( 2 ) Elect. Kev., 1906, pag. 399. 



