— 577 — 



del sistema a quella inevitabile dello spinterometro, elettrometro e condut- 

 tori che li collegano. Per ottenere la carica lenta d'una capacità così pic- 

 cola, ho trovato necessario collegare la macchina allo spinterometro mediante 

 una resistenza grandissima e facilmente regolabile, a seconda della distanza 

 esplosiva dello spinterometro. 



È costituita da un tubo di vetro, esternamente paraffinato; dalle due 

 estremità aperte, attraverso tappi forati, penetrano i due conduttori che co- 

 municano, l'uno con la macchina, l'altro con lo spinterometro. La parete in- 

 terna del tubo di vetro costituisce la resistenza, che si può variare fra limiti 

 molto vasti, variando lo stato igrometrico dell'aria racchiusa nel tubo. 



Ho trovato anche opportuno regolare il potenziale del polo della mac- 

 china mediante una punta in comunicazione col suolo, postagli davanti, che 

 può essere più o meno avvicinata ; e mediante la velocità di rotazione della 

 macchina stessa, che è mossa da un motore elettrico, nel circuito del quale 

 è inserito un reostato a portata di mano di chi guarda sulla scala dell'elet- 

 trometro. 



Sulle varie parti del sistema da caricare ho cercato di evitare super- 

 ficie a grande curvatura. L'isolamento è fatto a zolfo o paraffina o vetro in 

 ambiente secco. 



Lo spinterometro è racchiuso in una cassa di legno che lo difende da 

 eventuali radiazioni o altro agente che possa alterare il potenziale esplosivo. 

 Le radiazioni delle quali si studia l'azione entrano per una finestra prati- 

 cata su una delle pareti laterali della cassa. 



Un polo dello spinterometro è a terra, l' altro comunica con Y elettro- 

 metro e, attraverso alla detta resistenza, con un polo della macchina elettro- 

 statica. L'altro polo di questa e la campana dell'elettrometro sono a terra. 



La sorgente di raggi ultravioletti è una lampada Nerst od un arco 

 voltaico. 



3. Con due elettrodi di ferro, sferici, del diametro di 4 cm. e per di- 

 stanze esplosive da 2 a 10 mm., ho ottenuto sempre l'abbassamento del po- 

 tenziale esplosivo, sia quando il polo illuminato era negativo, sia quando era 

 positivo. 



In queste esperienze delimitavo il fascio di raggi (diretto normalmente 

 all'asse dello spinterometro) da una parte, perchè uno solo dei due poli fosse 

 illuminato ; precisamente come la gran parte degli sperimentatori precedenti, 

 nella ricerca del polo influenzato. 



I resultati ottenuti sono concordi con quelli di Hertz e di Swyngedau^. 



Per evitare con sicurezza la causa d'errore dovuta alla riflessione o dif- 

 fusione della luce dall' uno siili' altro elettrodo, ho dovuto ricorrere ad un 

 artificio. 



Arroventati alla soffieria i due elettrodi di ferro, con che si sono co- 

 perti d'uno strato d'ossido aderente ed uniforme e suscettibile, anche, d'un 



Rendiconta 1908. Voi. XVII, 2" Sera. 74 



