— 712 — 



Il coperchio della cassa B era stato ad essa masticiato in maniera da 

 avere perfetta tenuta: in esso, sopra ciascuna delle scatole S! e S 2 eran pra- 

 ticati due fori di 1 mm. che potevano esser chiusi ermeticamente mediante 

 due viti. Si poteva così metter l'acqua nelle scatole S, e S 2 , mediante un 

 contagocce a tubo molto affilato, e, per la ristrettezza dei fori, si poteva 

 ritenere che in quest'operazione l'aria esterna non penetrasse nella cassa B. 



L'isolamento era tale che, caricando l'apparecchio a 140 Volta (il che 

 corrispondeva a una deviazione della foglia d'oro di 45°), esso impiegava 

 circa 40 ore a scaricarsi interamente. 



La foglia d'oro era osservata con un viseur munito di reticolo e di mi- 

 crometro oculare con 50 divisioni di '/io di mm. 



L'ingrandimento dell'oculare era circa 8. Potevo perciò apprezzare il 

 passaggio della foglia per l'intersezione delle divisioni del micrometro col 

 filo orizzontale del reticolo a meno di '/io di divisione. 



Un manometro a glicerina, in derivazione sulla presa dell'aria com- 

 pressa, mi permetteva di giudicare se la pressione e quindi la velocità della 

 corrente d'aria e l'evaporazione del liquido, restavan costanti. • 



Andamento delle esperienze. 



3. Cominciai a studiare il fenomeno nel caso dell'acqua, che poi è il caso 

 più importante per l'applicazione alla teoria di Exner. 



In una serie di esperienze preliminari misurai la dispersione 

 1°) senza corrente d'aria e senz'acqua in S! e S 2 ; 

 2°) con corrente d'aria e senz'acqua in Si e in S 2 ; 

 3°) con corrente d'aria e con acqua in S 2 (scatola a terra). 

 Potei così constatare 



1°) che gli errori di osservazione eran minori del 3 %; 

 2°) che la dispersione non variava per effetto della corrente d'aria, e 

 perciò l'aria adoperata era asciutta e priva di ioni; 



3°) che la presenza di un liquido dentro la cassa B non influiva sul- 

 l'isolamento, purché la velocità della corrente fosse superiore a un certo 

 limite, corrispondente a una pressione nel manometro a glicerina di 20 cm. 



La pressione perciò fu mantenuta in seguito sempre superiore a questo 

 valore. 



Il valore della dispersione si otteneva misurando il tempo necessario a 

 che la foglia dell'elettroscopio passasse dalla divisione 0 del micrometro, cor- 

 rispondente a un potenziale di 140 Volta, alla divisione 42, corrispondente a 

 un potenziale di 65 Volta. 



Questo tempo era di circa 24 ore, e poteva essere sempre apprezzato 

 con un errore non superiore ai 5 minuti. 



Allo stesso modo, mantenendo sempre costante la velocità della cor- 

 rente d'aria, si misurava la dispersione alternativamente con e senz'acqua 



