— 30 — 



Fisica. — Influenza della deformazione del pallone di vetro 

 nella misura della densità dei gas. Nota del dott. Giovanni Aga- 

 mennone, presentata dal Socio Blaserna. 



« Da una Nota del sig. I.-M. Crafts ( x ) , presentata all'Accademia delle 

 Scienze di Parigi, ho appreso che recentemente lord Eayleigh ( 2 ) ha fatto 

 riflettere ad una piccola correzione da apportarsi alla densità dei gas, deter- 

 minata colla bilancia secondo il metodo di Regnault. A tal proposito egli 

 dice che una correzione di qualche importanza è necessaria, quale sembra 

 essere stata trascurata dal prof. Cooke come pure da Kegnault; che il peso 

 del gas non può esser trovato semplicemente prendendo la differeùza delle 

 pesate del pallone pieno e vuoto, a meno che realmente le pesate non si effet- 

 tuino nel vuoto; che il volume esterno del pallone è più grande nel primo 

 caso che nell'ultimo, e che il peso dell'aria corrispondente a questa differenza 

 di volume deve essere aggiunta al peso apparente del gas. 



« In una mia Nota ( 3 ) , presentata alla R. Accademia dei Lincei nella 

 seduta del 1° febbraio 1885, tra le altre cause di errore passate in rivista 

 non mancai di accennare ancor questa, rilevata ora da lord Rajdeigh. Basan- 

 domi su di una formola del Lamé e sulle dimensioni approssimate del pal- 

 lone di vetro adoperato nelle classiche esperienze di Regnault, dedussi c. 3 l,2 

 per la diminuzione del volume esterno del pallone (di circa 10 ut - di capacità) 

 corrispondente alla pressione di un' atmosfera dall'esterno all'interno. In se- 

 guito a tale variazione nel volume si sarebbero dovute diminuire le pesate 

 del pallone vuoto di circa l m s r ,5. Ma sapendo da alcune stesse mie espe- 

 rienze ( 4 ) quanto forte possa essere la divergenza tra il valore della varia- 

 zione di volume di un recipiente calcolata teoricamente e quello determinato 

 coli' esperienza, non azzardai, in base a quel dato incerto da me calcolato, 

 di apportare la dovuta correzione alla densità dei gas determinata da Regnault. 

 Però non mancai di tener conto della suddetta correzione in alcune misure 

 da me eseguite sulla densità dell'aria, basandomi sul valore sperimentale 

 trovato per la variazione del volume del pallone di cui io feci uso. 



« Quello adoperato da Regnault non esiste più, ma fortunatamente il 

 Crafts ne ha potuto rinvenire un altro consimile sia per la capacità, sia per 

 la forma, sia per lo spessore delle pareti, acquistato senza dubbio alla cri- 

 stalleria di Choisy-le-Roy unitamente all'altro di cui si lamenta la perdita. 



(!) Coraptes Kendus, n. 24 (11 juin 1888), pag. 1662. 



(2) The Chemical News. Voi. 57, pag. 73 (24 febbr. 1888). 



( 3 ) Sul grado di precisione nella determinazione della densità dei gas. — Rendiconti 

 della R. Acc. dei Lincei 1885, pag. 105. 



( 4 ) Determinazione della densità dell'aria. — Kendiconti della R. Acc. dei Lincei 1885, 

 pag. 111. 



