— 774 — 



» L'inclinometro che ho adoperato in queste misure è quello di Dover, 

 e fu costruito a Kiew sotto la direzione di Whipple. 



« Non fa duopo ch'io lo descriva; dirò brevemente secondo qual metodo 

 e quali cautele lo adoperai. 



a Dopo aver disposto verticalmente l'asse dello strumento, determinavo 

 il meridiano magnetico del luogo. A tal uòpo prendevo uno dei due aghi di 

 cui era munito lo strumento, e ne pulivo i perni immergendoli delicatamente 

 in un pezzo di sughero soffice, e strofinavo poi leggermente col medesimo 

 sughero, dopo averli puliti con un pennello di peli di cammello, anche i tagli 

 dei due coltelli d'agata, sui quali dovevano poggiare i perni dell'ago. Indi 

 portavo lo zero del nonio superiore esattamente a 90°, e giravo in azimut 

 la parte mobile dello strumento, finché l'estremità superiore dell'ago fosse esat- 

 tamente bisecata dal filo del relativo microscopio. Però durante la rotazione 

 sollevavo l'ago sui cuscinetti, e lo lasciavo poi cadere lentamente sui coltelli 

 d'agata, quand'era vicino al filo del microscopio, indi lo rialzavo e lo lasciavo 

 cadere di nuovo per più volte, onde assicurarmi della vera posizione dell'ago. 

 E qui bisogna ch'io avverta, che a motivo d'un leggero difetto di costruzione 

 nel mio inclinometro, la posizione dell'ago sui coltelli era alquanto instabile, 

 ed era quindi sempre necessario ch'io mi accertassi della giusta posizione con 

 molte prove ; e nel far ciò bisognava avere l'avvertenza di far discendere l'ago 

 con una speciale cautela suggeritami dalla pratica. 



« Raggiunta col mezzo* della vite micrometrica la condizione che il filo 

 del microscopio bisecasse l'estremità superiore dell'ago; facevo la lettura del 

 nonio sul circolo orizzontale. 



« Poscia indipendentemente da questa, facevo l'analoga operazione per 

 l'estremità inferiore dell'ago (assicurandomi sempre della vera posizione del- 

 l'ago stesso). 



« In seguito rovesciavo la faccia dell'ago, e ripetevo le due operazioni 

 sopra descritte con le medesime cautele. 



« Finalmente, giravo in azimut la parte mobile dello strumento, di 180°; 

 e rifacevo le quattro operazioni, come sopra. 



« Ottenevo così otto letture del nonio sul circolo orizzontale, la cui 

 media m dava la posizione più approssimata del nonio corrispondente alla 

 posizione verticale dell'ago. Ponevo quindi il nonio a 90° -f- m, e avevo così 

 il circolo mobile nel meridiano magnetico. 



« Allora facevo ruotare l'alidada a cui erano uniti i microscopi, in modo 

 che il filo del microscopio superiore venisse molto vicino alla punta dell'ago, 

 e dopo essermi di nuovo assicurato della vera posizione dell'ago medesimo, 

 conduceva il filo a bisecare la punta ; e leggevo poi le posizioni dei due 

 noni dell'alidada sul circolo. La stessa operazione ripetevo per l'estremità 

 inferiore dell'ago, e registravo le nuove letture dei nonii. 



