— 901 — 



diverse righe o bande fra righe vicine dello spettro solare. Una riduzione poi 

 dei dati di Dibbits ed Hofmann, in lunghezze d'onda è stata fatta appros- 

 simativamente da Kayser ('). 



« Siccome questo Istituto non possiede ancora un buon spettroscopio, 

 ho dovuto ricorrere per avere lo strumento necessario, alla cortesia del chia- 

 rissimo sig. prof. P. Spica, direttore dell'istituto chimico-farmaceutico di 

 questa Università; a lui devo in questa occasione rendere pubblicamente i 

 miei più sentiti ringraziamenti. Lo spettroscopio, costruito da A. Krùss in 

 Amburgo, è a due prismi, coll'angolo di 60° ciascuno, e con movimento 

 automatico per mantenere i raggi all'angolo di deviazione minima. L'oculare 

 è provvisto di un reticolo ed il cannocchiale è mosso da una vite microme- 

 trica. È col mezzo di questo micrometro che è stata misurata la posizione 

 delle diverse righe facendo coincidere ogni volta il centro del reticolo col 

 centro della riga. L'errore possibile di apprezzamento nelle misure è, per 

 righe nette e splendenti, di una divisione del micrometro, il che equivale, 

 per la parte verde dello spettro, a circa un diecimilionesimo di millimetro 

 nella lunghezza d'onda; per righe meno splendenti è possibile anche un 

 errore di due divisioni. Per le righe dello spettro della ammoniaca, le quali 

 sono molte volte appena visibili e sopratutto sfumate e sopra fondo continuo, 

 l'errore possibile di apprezzamento non è mai inferiore a due divisioni del 

 micrometro e può raggiungere per le righe più larghe e più sfumate anche 

 le quattro unità. 



« La graduazione del micrometro è stata fatta nel modo indicato nella 

 seguente Nota ( 2 ). 



« La fiamma della ammoniaca è stata ottenuta bruciando, nell'ossigeno, 

 ed in un cannello ossidrico, il gaz svolto da una mescolanza di calce e cloruro 

 ammonico, riscaldata in una marmitta di ghisa, e seccato attraverso ad una 

 colonna di calce viva. La corrente di ammoniaca, che si ottiene, è regolaris- 

 sima e può alimentare una bella fiamma per parecchio tempo. Il quadro 

 seguente contiene le misure e la descrizione dello spettro della ammoniaca ; 

 nella prima colonna si trovano le misure fatte col micrometro, nella seconda 

 le lunghezze d'onda corrispondenti, nella terza l'intensità relativa di ciascuna 

 riga, indicando col numero 10 l'intensità maggiore, nella quarta colonna si 

 trovano le misure fatte da Dibbits, nella quinta quelle fatte da Hofmann e 

 finalmente nella sesta colonna si trovano le eventuali osservazioni. 



(!) Lehrbuch der Spektralanalyse, pag. 300. 



Vedi nota: Sullo spettro d'assorbimento del cloruro di nitrosile. Questo rendi- 

 conto pag. 908. 



