﻿— 19 — 



Descrizione del dispositivo. 



Un tubo di vetro, piegato ad anello aperto (fig. 1), porta 4 avvolgi- 

 menti, ciascuna coppia occupandone una metà. Neil' interno vengono posti, uno 

 per parte, due fasci identici di fili, accuratemente paraffinati, del ferro che 

 vuole studiarsi. La congiungente i centri delle estremità libere è mantenuta 



Fio. 1. 



orizzontale e fra esse, parallelamente all'asse dell'anello, è posto il tubo di 

 Brami il fascio catodico del quale subirà deviazioni verticali al variar della 

 magnetizzazione del ferro. 



Due rocchetti, posti normalmente al tubo, uno superiore e l'altro infe- 

 riore, danno al fascio catodico deviazioni orizzontali al variare del campo 

 magnetizzante. 



Sul fascio catodico il campo non agisce solo pei rocchetti ma anche 

 per gli avvolgimenti, per cui le deviazioni avverranno nella direzione della 

 risultante. Volendo che tali deviazioni avvengano orizzontalmente, basterà in- 

 clinare opportunamente gli assi dei rocchetti, ma nei casi nei quali ho usato il 

 dispositivo l'azione, della quale qui si parla, era trascurabile, come risultò 

 da esperienze preliminari fatte senza ferro. 



Gli estremi dei 4 awolgimenti e dei 2 rocchetti terminano in pozzetti 

 di mercurio mediante i quali possono farsi le opportune connessioni. In tal 

 modo si costituiscono due circuiti separati comprendenti: 



