﻿— 28 — 



potevano misurare delle resistenze di C fino a 10,000 Ohm avendo in tutti 

 e quattro i rami del ponte resistenze eguali ; per resistenze superiori ai 

 10,000 Ohm si variavano i sistemi di resistenza R ed E' uno rispetto al- 

 l'altro, fino a raggiungere l'equilibrio nel ponte colla minima differenza pos- 

 sibile fra le resistenze dei vari rami ; il galvanometro G da noi usato fu uno 

 di quelli Siemens coi magneti a campana, astatizzato in modo che le per- 

 turbazioni magnetiche prodotte dai trams elettrici della città non riuscissero 



FlG. 1. 



moleste; la sua resistenza è di 6000 Ohm circa, la sensibilità è di 2, IO -10 

 Ampère. 



Per lanciare nella cellula una corrente alternata di voltaggio variabile in 

 modo noto si usò un commutatore W a bilancia, mediante il quale la cellula, 

 dopo essere stata pel tempo voluto in comunicazione con la sorgente di cor- 

 rente alternante, veniva rapidamente inserita nel ponte di Wheatstone; le 

 variazioni del voltaggio applicato alla cellula si ottenevano spostando il con- 

 tatto mobile S sul quadro di resistenza AB attraversato dalla corrente alter- 

 nata stradale a 100 Volta (42 periodi al l s ); un voltmetro V ed un 

 amperometro A' permettevano di misurare gli elementi della corrente attra- 

 versante la cellula al selenio. Un commutatore a quattro vie P consentiva 

 di inserire nel primo momento di ogni determinazione una resistenza di 

 60,000 Ohm nel ramo LM del ponte, per permettere una prima approssima- 

 zione all'equilibrio senza sottoporre il galvanometro a correnti troppo intense. 

 La cellula C veniva situata entro una cassetta di legno a coperchio e si 



