﻿— 172 — 



K comunicante col suolo; sul fondo di K, trovasi un preparato D di radio- 

 tellurio; il piatto Q è caricato a circa 320 Volta da una batteria B' di 

 accumulatorini il cui polo + è al suolo ; sulla rete R con una lente di quarzo 

 L e uno specchio metallico S si fa arrivare la luce di un arco Voltaico A. 

 La rete R comunica anche con un elettrometro E di Bohnenberger a foglia 

 d' oro F (8 X 0,05 cm.) i cui due piattelli PP' sono caricati a + 80 Volta 

 da un'altra batteria B coli' intermediario di due tubi TT ripieni di acqua 

 distillata. 



FlG. 1. 



Ora se il potere radioattivo della sostanza D posta in K sotto R' è 

 scelto in modo che per la distanza DR' sia valida ancora la legge di Ohm, 

 avremo in K una valvola che scaricherà il sistema R-R'-elettrometro di una 

 quantità di elettricità proporzionale al potenziale cui detto sistema è salito 

 sotto l' azione della sostanza fotoelettrica posta su Q ; in pratica 1' equilibrio 

 fra la carica acquistata da RR' e la quantità di elettricità tolta dal sistema 

 in K si stabilisce abbastanza presto, quindi le indicazioni dell' elettrometro 

 sono in ogni istante proporzionali all' attività ionizzante della sostanza che 

 si studia. 



Volendo confrontare l' effetto fotoelettrico dell' antracene con quello dello 

 zinco, ho sperimentato dapprima con quest'ultimo; nel caso di una sostanza 

 che, nell'intervallo di tempo che dura una misura (20' al massimo), non 

 subisca una diminuzione apprezzabile dell' effetto fotoelettrico, come per esempio 

 lo zinco, noi potremo scrivere: 



r/V 



(1) Al = _ kY + tt 



