﻿■ 



— 256 — 



2. I solenoidi da me usati erano eostruiti con fili di rame. Ciascuno di 

 essi era posto dentro uno speciale calorimetro (fig. 1) formato da un cilindro 

 di vetro chiuso inferiormente e prolungantesi verso l'alto 

 in un cannello di vetro a foro capillare. Ai due capi del 

 solenoide erano saldati con saldatura di argento due elet- 

 trodi di platino lunghi circa 1 cm., i quali poi erano 

 fissati a fuoco al cilindro di vetro. Il cannello capillare 

 era piegato in cima a guisa di sifone e l'estremo libero di 

 esso poteva farsi pescare dentro un bicchierino A, che ser- 

 viva sia per il riempimento iniziale del calorimetro con to- 

 luolo, sia per impedire che — quando il calorimetro non 

 era in uso — il toluolo per raffreddamento dell'ambiente 

 si fosse abbassato al disotto del cannello capillare. Il bulbo 

 cilindrico del calorimetro era tenuto verticalmente entro 

 uno dei soliti isolatori a vuoto a doppia parete ed ar- 

 gentati, di quelli che comunemente servono come recipienti 

 per l'aria liquida. L'argentatura mancava lungo due stret- 

 tissime strisce longitudinali, che costituivano due finestre 

 per l' ispezione diretta dell' interno e che, nel caso presente, 

 avevano il vantaggio di impedire la formazione delle cor- 

 renti di Foucault nello strato d'argento. 



La comunicazione con l'esterno era fatta, all'elettrodo 

 superiore per mezzo di un corto e flessibile cavo metal- 

 Fig. 1. lieo, e all'elettrodo inferiore mediante un poco di mercurio 



nel quale pescava anche un nastro verticale di rame, come 

 è indicato nella figura. 



La circolazione dell'aria tra 1' interno dell' isolatore a vuoto e l'am- 

 biente, era impedita da alcuni batuffoli di lana che chiudevano la bocca 

 dell' isolatore stesso. In tal modo la protezione dall'ambiente era molto 

 superiore a quella che — a parità di condizioni — si aveva con gli appa- 

 recchi già adoperati da me e dal Magri nel citato lavoro. 



Oltre a questi calorimetri a solenoidi, ne vennero anche adoperati due 

 fatti alla stessa maniera e contenenti, invece del solenoide, un metro di filo 

 disteso in linea retta da un estremo all'altro del tubo calorimetrico. 



Anch'essi venivano protetti dall'ambiente per mezzo di un lungo isolatore 

 a vuoto. 



Le dimensioni dei vari calorimetri erano le seguenti: 

 Calorimetri a solenoide. 



Spessore del filo cm 



Diametro esterno delle spire cm. 

 Numero totale delle spire . . 

 Lunghezza del solenoide cm. . 



Solenoide 1 Solenoide 2 Solenoide 3 Solenoide i 



0,078 

 1,52 

 188 

 24,5 



0,078 

 1,52 

 104 

 25,0 



0,097 

 1,72 

 163 

 24,5 



0,097 

 1,72 

 91 

 24.5 



