﻿— 260 — 



Dal confronto di questa tabella con quella di pag. 220 risulta che gli 

 apparecchi così costruiti, usati con speciali cure, presentano una sensibilità 

 non superiore, ma soltanto comparabile a quella dei calorimetri a toluolo. 

 Essi per altra parte, offrendo il vantaggio del rapido ricambio dei sole- 

 noidi, si prestavano a fare con sollecitudine il controllo dell'andamento del fe- 

 nomeno. 



5. Con questi mezzi ho fatto molte misure, variando il periodo di oscil- 

 lazione delle scariche col variare la capacità elettrostatica posta nel circuito 

 di scarica. A tale scopo disponevo dei seguenti condensatori che mettevo 

 successivamente al posto indicato con C nella figura 2 : 



1°. Il condensatore — già sopra accennato — formato con 34 lastre di 

 vetro coperte di stagnola e della capacità di circa 0,06 microfarady. 



2°. Due condensatori ad aria aventi rispettivamente la capacità di 

 0,007976 e 0,007885 microfaraday. Essi vennero usati ora riuniti in quantità, 

 ora riuniti in cascata. 



3°. Un condensatore formato con una sola lastra di vetro delle dimen- 

 sioni di quelle impiegate pel condensatore n. 1. 



Potevo così per ogni solenoide far variare nel rapporto approssimato 

 di 1 a 6 il periodo di oscillazione, realizzando in tutto 4 periodi distinti. 



Nella tabella finale sono riassunti i risultati delle esperienze. In essa i 

 numeri posti nelle colonne 3 a e 4 a sono le medie di numerose determina- 

 zioni, fra loro concordanti entro i limiti del 3 % • 



Le quantità di calore sono misurate in una unità convenzionale che cor- 

 risponde al calore svolto in ciascun calorimetro da una corrente continua 

 di l / 2 ampère, attraversante il circuito per 30 secondi. Così, nel fare il quo- 

 ziente fra i numeri di quelle due colonne, non entrano più in conto le lun- 

 ghezze dei fili posti nel calorimetro a solenoide e in quello a filo rettilineo, 

 e tale quoziente, registrato nella colonna 5 a , dà senz'altro il rapporto tra la 

 resistenza R del rispettivo solenoide, e la resistenza che avrebbe il filo che 



10 compone se fosse disteso in linea retta. 



Il periodo di oscillazione T, nel caso in cui il circuito di scarica 

 era formato dal solenoide 1 e dal filo rettilineo I, è stato misurato diret- 

 tamente, fotografando le scintille, col metodo dello specchio rotante, per 

 ciascuno dei quattro condensatori che venivano posti nel circuito di scarica. 

 Dai mutui rapporti dei quattro periodi relativi a questo caso, si è dedotto 



11 valore dei rapporti dei corrispondenti 4 periodi relativi ai casi in cui si 

 ripetevano le determinazioni, variando soltanto i calorimetri posti in circuito. 

 La cognizione di questi rapporti poteva nel caso mio rimpiazzare quella, più 

 laboriosa ad ottenersi, dei valori assoluti dei periodi medesimi, perchè a me 

 bastava determinare, a meno di un coefficiente di proporzionalità, le espres- 

 sioni registrate nell'ultima colonna. È così che, a conferma dei miei risultati 



