﻿— 294 — 



uguali i pesi della goccia aderente e di quella caduta, rimarrebbe più incerta 

 che nel caso precedente la sezione che limita superiormente la goccia, poiché 

 il punto ove la sezione medesima ha la tangente verticale è meno ben deter- 

 minato, inoltre P" e P" sono molto grandi e non si può ammettere nemmeno 

 approssimativamente che essi siano uguali. Tuttavia i valori di T che si ot- 

 tengono in questo modo (applicando cioè la formula T = P': 2nr -j- pr : 2) 

 sebbene inesatti non sono molto lontani dal vero ; è da notare che essa for- 

 mula dà valori un po' minori del vero per le goccie piccole, poiché una parte 

 della goccia non cade, e valori maggiori del vero per le goccie grandi, nelle 

 quali una porzione del peduncolo cade e s'incorpora colla goccia durante il 

 distacco ; essa può dare quindi valori abbastanza esatti per le goccie di media 

 grandezza. 



Diametro più opportuno del tubo dal quale si staccano le goccie. — 

 Quando si vuol determinare la tensione superficiale d'un liquido col metodo 

 delle goccie cadenti, si rimane in dubbio sul diametro del tubo d'efflusso 

 più conveniente per l'esattezza; gli sperimentatori che hanno usato questo 

 metodo e si servirono di pipette di vario diametro, ed i trattati che lo de- 

 scrivono, non danno indicazioni in proposito. 



Credo che per molti rispetti, fra i diametri possibili e adatti per lo 

 scopo attuale, i minori sono da preferirsi. La determinazione del peso P d'una 

 goccia non è molto diversa da quella della capacità di un pallone mediante 

 pesata dell'acqua contenutavi ; ora è evidente che questa determinazione può 

 farsi tanto più esattamente quanto minore, relativamente alla capacità, è la 

 sezione del collo, quindi per analogia si potrà ammettere lo stesso per il 

 peso della goccia. Nel caso della calibrazione del pallone, l'errore precipuo 

 deriva da imperfetto apprezzamento della posizione del livello del liquido, 

 nel caso delle goccie dalle circostanze considerate nell'articolo precedente. 



L'uso di pipette di piccolo diametro terminale rende inoltre legittimo 

 l'uso della formula (3), senza che occorra la misura della pressione interna ; 

 inoltre la quantità di liquido che rimane aderente alla pipetta, facilmente cal- 

 colabile, è così piccola che la correzione relativa si può ritenere affatto tra- 

 scurabile. 



Nella tabella riprodotta nella Nota precedente, i valori della tensione 

 superficiale ottenuti colle pipette del minor diametro risultano un po' minori 

 degli altri ; per assicurarmi se ciò derivi veramente dalla piccolezza del dia- 

 metro, feci nuove esperienze colle pipette più sottili che mi fu possibile otte- 

 nere, fondendo col dardo della lampada un tubo sottile e tirandolo rapidamente. 



Lavata una di queste pipettine, fissata verticalmente ad un sostegno e 

 ripiena d'acqua, l'efflusso attraverso il tubo esìlissimo era molto lento e 

 conveniva accelerarlo esercitando alla sommità della pipetta, mediante una 

 pera di gomma ed un tubetto pure di gomma, una pressione nell'aria e sul 

 liquido. Il peso di dieci goccioline ottenuto colla bilancia di Mohr fu di 28mgr., 



