﻿623 



h' 



esperienze, il rapporto — . Cerchiamo per questo di fare intanto delle ricerche 



sperimentali, e prendiamo come sostanza di studio dapprima il piombo. 



3. Prime esperienze. — La disposizione sperimentale è qui modificata 

 in modo da poter servire ugualmente bene così per le temperature superiori 

 a 0°, come per le basse temperature. L'asta AA' (fig. 1) 

 di piombo puro di Kahlbaum di 6 mai. di diametro, 

 lunga circa 60 cm. è disposta verticalmente dentro un ci- 

 lindro MN di vetro di 8 era. di diametro, lungo 45 cm., 

 annerito all'interno. Questo cilindro MN è chiuso in- 

 feriormente, e nella parte centrale del fondo è tirato un 

 tubicino B di 8 mm. di diametro lungo circa 7 cm., a pa- 

 reti sottilissime; in questo viene introdotta un'estremità 

 dell'asta, insieme alla polvere di una lega fusibile a 70°. 

 Superiormente il cilindro è chiuso da un coperchio RR 

 pure di vetro, e smerigliato. Questo coperchio ha un'aper- 

 tura centrale per cui passa il collo D di una scatola 

 metallica CD, saldata in L all'asta, in cui circola una 

 corrente d'acqua proveniente da un grande serbatoio di 1 

 metro cubo. Il coperchio stesso ha poi tre tubulature la- 

 terali; una di queste, la Gr, munita di rubinetto a te- 

 nuta, serve a connettere l'apparecchio con una pompa del 

 tipo Geissler assai grande colla quale possiamo arrivare 

 rapidamente ai raggi catodici. Per le altre due tubula- 

 ture del coperchio, la H, e l'altra uguale che nella figura 

 in sezione non può venir disegnata, passano i fili delle coppie termoelettriche 

 che servono a misurare la temperatura in nove sezioni dell'asta distribuite 

 a intervalli uguali. Questi fili sono masticiati a perfetta tenuta in P. Le 

 coppie sono costituite da un filo di ferro di 0,24 mm. di diametro, e uno 

 di argentana di 0,17 mm.; esse sono perfettamente uguali fra loro e graduate 

 ripetutamente fra le temperature di 100° e — 180° con due termometri, 

 uno di Alvergnat per le temperature sopra 0°, e uno di Altmann per le 

 basse temperature corretto al Phys.-Tech. Reichsanstalt. Una delle giunture 

 di ogni coppia è saldata accuratamente entro uno dei nove piccoli fori, del 

 diametro di 0.5 mm., praticati nell'asta ad intervalli uguali di 50 mm., e 

 l'altra è posta nel ghiaccio fondente all'esterno. Un commutatore a pozzetti 

 di mercurio permette di congiungere a volontà ciascuna delle coppie con un 

 galvanometro di Thomson. Le curve di graduazione delle coppie venivano 

 spesso verificate. 



Le serie d'esperienze di cui riferiamo prima i risultati furono fatte nel 

 seguente modo. Tutto il cilindro MN è circondato da un grosso manicotto 

 di lamina di zinco masticiato ad esso circolarmente in N. Quattro tubi se- 



