— 272 — 



Perciò alcuni fisici (') determinarono direttamente la dilatazione asso- 

 luta dell' acqua e d' altri liquidi usando il metodo di Dulong e Petit il quale 

 però è troppo poco sensibile. Si può bensì aumentare la sensibilità usando 

 tubi comunicanti molto lunghi (Thiesen, Scheel e Diesselhorst usarono tubi 

 lunghi 2 metri) ma così aumentano le difficoltà per mantenere costante e uni- 

 forme la temperatura, V apparecchio riesce incomodo e la misura malagevole 

 e tuttavia 1' aumento di sensibilità è molto piccolo. 



Per aumentare la sensibilità usai successivamente due modi diversi. Il 

 1° modo meno efficace consiste nella misura della differenza di livello col 

 metodo del micrometro a liquido (Eend. Lincei, 1893) che si applica molto 

 facilmente a questo caso. A tale scopo occorre che i due estremi del tubo 

 ad TJ di Dulong e Petit o di Regnault, terminino o peschino in due reci- 

 pienti cilindrici di sezione molto diversa p. es. 1 cm 2 e 500 cm 2 rispettiva- 

 mente, e che nel recipiente minore si mantenga costante il livello (facendolo 

 affiorare esattamente ad una punta totalmente immersa e diretta verso l'alto) 

 coli' aggiungere o togliere un volume conveniente di liquido. Così se per 

 effetto del riscaldamento d' uno dei rami del tubo suddetto si produce una 

 differenza di livello che tende a distruggere 1' affioramento, e per conservare 

 questo immutato occorre aggiungere o togliere un certo volume noto di 

 liquido, questo volume diviso per la sezione del recipiente maggiore, nel 

 quale il livello ha variato, darà la differenza di livello prodottasi e la sen- 

 sibilità della misura sarà (teoricamente) tanto maggiore quanto maggiore è 

 la sezione suddetta. 



L' apparecchio si può comporre molto facilmente ; basta avere una stufa 

 a vapore quale si usa per il punto 100 dei termometri ed una specie di 

 sifone quadro, formato con un tubo di circa 4 mm. di diametro, ripiegato 

 all' estremità inferiore d' un ramo, prima orizzontalmente e poi all' ingiù 

 per un tratto molto corto, in modo che questo ramo si possa introdurre 

 dentro la stufa, si possa far passare il tratto orizzontale per la tubulatura che 

 di solito serve per il manometro ad acqua, e finalmente far pescare 1' estre- 

 mità in un bicchierino munito della punta d' affioramento. L' altro ramo del 

 sifone, (che si potrebbe similmente circondare di ghiaccio, ma che per espe- 

 rienze di dimostrazione si può lasciare all'aria libera proteggendolo con uno 

 schermo) si fa pescare in un largo cristallizzatore, in cui si versa il liquido 

 sul quale si vuol sperimentare fino all'altezza della punta d' affioramento del 

 bicchierino e poi si riempie il sifone nel modo solito e si procede nel modo 

 sopra indicato. La precisione di questo metodo è limitata dall' errore, certo 

 molto piccolo, che si può commettere nell' apprezzare 1' affioramento. 



Il 2° modo per aumentare la sensibilità, il quale forma più special- 

 mente 1' oggetto della presente Nota, permette di moltiplicare pressoché inde- 



(i) f. Barret, Proced. of the Dublin Society of Sciences, 6, 1889. — Thiesen, Scheel 

 iind Diesselhorst, Wied. Ann. 63, p. 202, 1897. 



